34 
H. Wild, Inductions -Inclinatorium neuer Construction 
Meridian stehen. Um zu erkennen, ob ersteres der Fall ist, liaben wir nur nacli Entfernung 
des Magnets wieder den Ring mit Rolle uni die horizontale Drehungsaxe um 180° umzu- 
drehen. Wird dann von den planparallelen Yersclilussplatten derselbe Scalentheil wie vor- 
her in’s Fernrohr reflectirt, so ist obige Bedingung erfüllt. Fâllt dagegen die Normale der 
Windungsebene nicht in eine, zur Horizontalaxe senkrechte Vertikalebene, sondera bildet 
mit dieser etwa einen Winkel w, so wird, da wir die erstere in den inagnetischen Meridian 
gebracht liaben, die letztere einen Winkel w damit bilden und folglich, nach Umdreliung 
der Rolle um die Horizontalaxe um 1 80°, alsdann die Normale ihrer Windungsebene mit 
dem magnetischen Meridian — weun sicli derselbe inzwischen nicht erheblich geândert 
liât — einen Winkel von 2 w einschliessen und um denselben Winkel erscheinen dann aucli 
die Scalenbilder von den Verschluss- Glasplatten seitlich verschoben, da ja diese nach der 
obigen Justirung als Reprasentanten der Windungsebene gelten konnen. Zur Rectification 
des Instrumentes bat man also bloss bis zur Annulation der an der Scale abgelesenen Win- 
kelanderung je um die Hâlfte derselben zunachst das Gestell zu drehen, wodurch nunmehr 
die horizontale Drehungsaxe seukrecht zum Meridian orientirt wird und sodann die Nase 
am Rahmen verraittelst ihrer Justirungsschrauben (E und E', Fig. 2, Tafel II) zu verstel- 
len, wodurch die Windungsebene parallel zur horizontalen Drehungsaxe und also aucli in 
dieser Lage wieder senkrecht zum magnetischen Meridian gemaclit wird. Will man sicli 
von der riehtigen Ausftihrung dieser Correctionen nocli auf anderc Weise überzeugen, so 
kann man in dieser Lage der Rolle an den zweiten, ebenfalls vorher detordirten Faden wie- 
der den bereits berichtigten Doppelmagnet einhângen, worauf dann, mit Beriicksichtigung 
der inzwischen allenfalls eingetretenen Declinationsanderung, derselbe wieder durcli einen 
in der Rolle kreisenden Strom keine Ablenkung erfahren soll. Dasselbe kann zum Ueber- 
fluss aucli nach Zurückdrehen des Ringes in seine normale Lage nochmals wie zu Anfang 
ausgefiihrt werden, wobei eventuell noch einige kleine Verbesserungen der gemachten Justi- 
rungen anzubringen sind. Bedenken wir, dass beim Nadelinclinatorium eine Abweichung 
der Schwingungsebene der Magnet-Nadel um y a ° vom magnetischen Meridian und ent- 
sprechend also auch beim Inductions - Inclinatorium eine Abweichung der Normalen der 
Windungsebene der Rolle uni denselben Betrag vom Meridian das Résultat fiir die absolute 
Inclination bei uns noch nicht um voile 2," 5 unrichtig maclit, so liegt es auf der Hand, dass 
bei der vorliegenden Justirung die gewohnlichen Déclinations variationen ganz unschàd- 
lich sind. 
Schliesslich bleibt nur noch iibrig die zweite Nase auf der anderen Seite des Rahmens 
so zu justiren, dass durcli ihre Stellung eine genaue Umdrehung der Rolle um ihre Axe 
von je 180° garantirt wird. Dies erkennt raan, wie leiclit ersichtlich, darau, dass die plan- 
parallelen Verschlussplatten je nach dem Einschnappen der einen oder anderen Nase genau 
denselben Scalentheil liinter dem Vertikalfaden im Fernrohr erscheinen lassen. 
Was nun die Justirung des Multiplikators betrifft, so liaben wir nach den frli- 
lieren Bemerkungen und Deductionen über die Herstellung passender Empfindlichkeit 
