36 
H. Wild, Tnductions-ïnclinatorium neuer Construction 
5. Juin die Marmorsaulen auf ihre Pfeiler aufgestellt, sowie der umgebende Mosaikboden 
des Saales, wie oben raitgetheilt, in Ordnung gebracbt war, wurde der Inductor am 6. Juin 
auf die Siiulen gestellt, in den folgenden Tagen ganz zusammengesetzt und im Allgeraeineu 
bericlitigt. Ara 1 1. Juni fülirte ich eine genaue Justirung aller Tlieile in der oben raitge- 
tlieilten Weise aus, welclie dann ara 13. Juni im Beisein der Herren Leyst und Dubinsky 
wiederholt wurde. Naclideni darauf am 14. Juni der mit dera zugehorigen Fernrolir und 
Scale nocli etwas anders, als oben bescbrieben, aufgestellte Multiplikator (aucli der Dop- 
pelmagnet hing damais nocli aneinem Neusilberdralit von 0 m "‘53 Durchraesser und 1420 mm. 
Liinge und die Schwingungsdauer betrug 19’) justirt und einige Probe- Versuche gemacht 
waren, fülirte ich ara 17. Juni mit Beihülfe des Herrn Leyst eine erste vollstândige Doppel- 
Messung der Inclination mit dera Apparat aus. Die constante doppelte Amplitude betrug 
biebei nur 446 Scalentlieile. Es schien darnach râthlich, zur Yergrüsserung der Dampfung 
die Magnete etwas zu verstârken, was am 20. Juni ausgeführt wurde, worauf dann ara 
23. Juni eine neue und vollstilndige Justirung des Multiplikators erfolgte. Bis daliin liatten 
auch beim Inductor in Folge der Austrocknung und des sicli Senkens des Fundamentes er- 
hebliche Veranderungen der Lage stattgefunden, welclie, durch die festen Niveaus am Gestell 
angezeigt, baufige Nivellirungen erforderten. Mit Beginn der definitiven Messungen ara 
24. Juni, die wir auch in der Folge raittlieilen werden, traten bereits stabilere Verhaltnisse 
ein, so dass vor jeder Messuug Correctionen der Nivellirung bloss uni einige Niveau-Theile 
also von ungefâlir 6 — 8 nothwendig waren. Trotz des naraentlich zu Anfang, wo die 
Uebung im IJralegen des Inductors nocli geringer war, bisweilen etwas zu starken Anscblags 
der Nasen an ihre Arretirungshebel liielt sich die Stellung der ersteren und der planparal- 
lelen Glasplatten scheinbar redit gut und ira Azimut schien das Gestell durch seine grosse 
Schwere gegen erhebliche Verschiebungen gesichert zu sein. Im Laufe des August wiesen 
indessen Verânderungen in den Resultaten, welclie wir in der Folge des N&heren werden 
kennen lernen, auf grüssere eingetretene Abweichungen beira Inductor hin, weshalb ich am 
3. Septeraber eine neue allseitige Vérification und Berichtigung desselben in der oben ange- 
gebenen Weise vornahra, welclie demi auch eine Abweichung der Windungsebene der Rolle 
vora Parallelismus mit der Ilorizontalaxe von 11'2 in Folge Verstellung der Nasen — es 
war inzwischen immer nur die eine Nase nach der anderen so corrigirt worden, dass der 
Drehungswinkel beim Umlegen 180° betrug — und eine Verrückung des ganzen Gestells 
resp. der Horizontalaxe im Azimut uni 1?2 aus dem magnetischen Meridian ergab 1 ). Nach 
erfolgter Berichtigung wurden jetzt die Messingfussplatten auf den Marmorsaulen zur Ver- 
hiitung solcher Verschiebungen festgekittet,. Zugleich gab ich auch dem Fernrolir nebst 
Scale zur Ablesung des Standes der planparallelen Platten am Rollen-Rahmen eine sichcrere 
1) Ich lasse ns dahingestellt, ob nicht auch ein Theil 
dieser Verrückung im Azimut auf eine entsprechcnde 
Aenderung in der Stellung der Marmorsaulen in Folge 
des sich Seukens des Fundamentes zurückzuführen ist. 
Wie dem auch sei, in Folge des vorstelienden Azimutes 
muss also zuletzt, das Instrument die Inclination 11 m 14 " 
zu gross angegeben haben. 
