und Bestimmung der absoluten Inclination mit demselben in Pawlowsk. 37 
Aufstellung, so dass schon diese Beobachtung in Zukunft über Veranderungen in der Orien- 
tirung des Instrumentes Andeutungeu geben wird. Eine neue Vérification am 10. December 
1890 durch Herrn Leyst ergab nur sebr geringe weitere Aenderungen, indem die Rollen- 
ebene nur ganz innerhalb der Declinationsvariationen, nâmlicb um l' vom augenblickliclien 
magnetischen Meridian abwich und die Arretirungs-Nasen sogar ganz ilire Stellung bis auf 
diese gleiche Grenze beibehalten hatten. 
Die Erfahrung bat ferner gezeigt, dass die Klemrae fiir Feststellung der Rollen-Axe 
am Gradbogen sebr fest angezogen werden muss, damit nicht wiihrend der wiederholten 
Stosse beim Umlegen eine Veriinderuug in deren Stellung eintrete. Beobachtet man diese 
Vorsicht, so sind zu Anfang und Ende einer Beobachtungsreilie die Ablesungen am Verti- 
kalkreise hochstens um 5" verscbieden. 
Im Laufe der 6 Monate seit der Aufstellung des Inductors liât nur einmal ganz zu 
Anfang, niimlich nacli etwa 2 Woclien, die Rollen-Axe durch ein geringes Nachlassen des 
Druckes von unten auf dieselbe und ein entsprechendes Anziehen der oben auf sic driicken- 
den Gegenschraube wieder etwas fester in ilire Lager eingesetzt werden miissen, um die 
Nivellirungen sicherer zu machen. Seithcr liât keinerlei Verânderung der leichten Dreh- 
barkeit der Rolle, und zwar ohne dass frisches Oel gegeben wurde, bemerkt werden kôn- 
nen. Die viel starker belastete Horizontalaxe wird aile 2 Monate einmal frisch geôlt. 
Was den Multiplikator betrifft, so wurden bei ihm wiederliolt die eingetretenen Tor- 
sionen des Aufhangedrahts, die übrigens allinahlich immer kleiner ausfielen, aufgeboben und 
cbenso wiederliolt die Parallelstellung von Magnet- und Multiplikator- Windungen geprilft 
resp. berichtigt. Am 5. Juli liess ich bei der erwabnten ersten Aufstellungsart des Multi- 
plikators den Neusilber - Suspensionsdralit zu eventuellem besseren Scliutz gegen Luft- 
strômungen mit einer oben an den Torsionskopf und unten an den Umlnillungscylinder des 
Spiegels anscliliessenden Glassrohre umgeben. Eine Verbesserung der Beobachtungsresul- 
tate wurde indessen damit nicht erzielt. Als ich daller am 1. August den Multiplikator 
an seinen oben (S. 1 6) beschriebenen definitiven Standort versetzte, wurde der Suspensions- 
dralit dort nicht in eine Rohre eingesclilossen, sondern frei gelassen. Am 4. August w r ar 
diese Neu - Aufstellung und neue Justirung des Multiplikators in allen Theilen vollendet. 
Zur Beurtheilung der Constanz der Angaben des Inductions-Inclinatoriums und zum 
Vergleich derselben mit den Inclinations-Werthen der beiden Nadel-Inclinatorien durch das 
Mittel der Variations-Apparate fiir Horizontal- und Vertikal - Intensitat ist es 
wiclitig, auch der eventuellen plôtzlichen Veriinderungen der letzteren durch aussere Ein- 
griffe wiihrend dieser Période der Beobachtungen besonders Erwâhnung zu thun. Ich tlieile 
sowohl die bei den Variationsapparaten fiir directe Beobachtung, welche besonders hier 
benutzt wurden, als auch diejenigen beim Magnetographen mit. 
Solche Veranderungen kônnen zunachst durch die, in den letzten Jaliren und so auch im 
Jalire 1 890, vier Male ira Jahr ausgeführten Empfindlichkeitsbestimmungen bei densel- 
ben durch Ablenkungsbeobaclitungen bedingt werden, da schon ein schwaches Anstossenandie 
