38 
H. Wild, Inductions-Inclinatorium neuer Construction 
Ablenkungsschiene kleine Yerstellungen zur Folge haben kann. Solche Bestimmungen am 
Bifilarmagnetometer und an der Lloyd’scheu Wage fanden zuletzt statt am 29. April, in 
der Naclit vom 31. Juli zum 1. August und vom 25. zum 26. sowie vom 27. zum 28. Oc- 
tober 1890; von welclien nur die letztere eine Verstellung zur Folge batte. Beim Magne- 
tograpb erfolgten solclie Empfindlichkeitsbestimmungen ain 26. April, 1. und 6. Juli und 
25. October 1890 ohne bemerkbare Stürung. 
Yon anderen Aenderungen ist nur zu erwâhnen eine unabsichtliche Verstellung am 
Torsionskreise des Bifilarmagnetometers um 2', wahrscheinlich durch Anstossen an den 
Arretirungshebel am 26. Mai, welche die Normalstandsbestimmung dieses Instrumentes ans 
der absoluten Messung am 27. Mai unmôglich machte. Nach Richtigstellung am 31. Mai 
ergaben die folgenden Messungen keine bleibende Veranderung. 
Nocli ist zu bemerken, dass am 6. Septembcr die Einrichtung zur Ersetzung der bis- 
herigen Beleuchtung mit Petroleum-Lampen durch electrisches Glühlicht sowohl der Scalen 
fur directe Beobachtung der magnetischen Variationen als des Magnetopraphs und der 
Collimatoren der photographisch selbstregistrirenden Apparate für Erdstrome im unter- 
irdischen Pavillon vollendet war und von da an functionirte. Da indessen bei der Alliage 
aile nothigen Vorsichtsmaassregeln getroffen worden waren, so bat diese Aenderung auf die 
Function dieser Variationsapparate keinen bleibenden Einfluss gehabt. 
Die Beobachtungen. 
Die Beobachtungen, an denen stets zvvei Beobachter zugleich sicli betheiligten, wurden 
ohne Unterschied in folgender Anordnung und Reihenfolge ausgeführt. 
Ablesung der Temperatur im Multiplikator und beim Inductor. 
Nivellirung der Drehungsaxe der Inductor-Rolle in vertikaler Lage. (Die anzubringen- 
deu Correctionen an den Fussschrauben und an der Gradbogen-Klemme sind gewühnlich 
sehr klein). 
Einstellung und Ablesung der beiden Mikroskope am Vertikalkreise. 
Mikrometrische Einstellung des Yertikalfadens im Fernrohr auf den gespiegelten 
Scalentheil 520 bei vollkommener Rulie des Magnets. (I)ies setzt. voraus, dass man sicli 
mindestens einige Stunden vor Beginn der Beobachtung versichert habe, dass die optische 
Axe des Fernrohrs nocli auf die Drehungsaxe (Faden) des Magnetsystems gerichtet sei (durch 
Ausziehen des Oculars), dabei der Scalentheil 520 in dieselbe reflectirt werde und die da- 
durch bedingte Stellung der Magnete dem Parallelismus zu den Windungen entspreche. 
Man batte also bei eingetretener Torsion des Auf hângedrahts um eine entsprechende Grosse 
am Torsionskreis zu drehen. Bis zum Moment der Beobachtung kann dann nur eine ganz 
geringc, durch Drehen des Fernrohrs zu beseitigende Veranderung erfolgt sein). 
