TTND BeSTIMMUNG DEK AB80LÜTEN INCLINATION MIT UEMSELHEN IN PAWLOWSK. 39 
Der eine Beobachter stellt sich ain Klappenende dcr Horizontalaxe des Inductors auf, 
urn auf Commando des Beobachters am Fernrohr die Rolle nacli Niederdrücken der einen 
Klappe durcli einen Stoss auf die Rolle um 180° umzudrehen. 
Der Beobachter am Fernrohr gicbt cin electrisches Signal (ein Schlag) zum unter- 
irdischen Pavillon behufs Beginns dcr minutlichen Ablesungen des Bifilars and der Lloyd’- 
schen Wage durch den Beobachter daselbst, und notirt die Uhrzeit nach einem bei ihm be- 
findlichen Chronometer. 
Commando zum ersten Umlegen der luductor-Rolle. 
Ablesung und Notiruug der àussersten Elongation an der Scale. 
Commando zum Umlegen der Inductor-Rolle im entgegengesetzten Sinne resp. Zuriick- 
drehung dersclben im Moment des Durchgangs des zuriickkehrenden Magnets durch die 
Gleichgewichtslage, Scalentheil 520. (Damit der Inductionsstoss wirklich auf diesen Moment 
falle, erscheint es wiinschenswerth, dass die Rollcn-Scheibe zu dieser Zeit bereits durch den 
Meridian gehe, also ihre Bewegung etwas früher beginne und etwas spater aufhôre. Da 
nun der Beobachter am Fernrohr sowohl das Lôsen als Einschnappen dcr Klappen hôrt,, so 
kann er durch Ablesen der Scale in diesen Momenten leicht feststellen, um wie viel Scalcn- 
tlieile vor oder nach 520 er das Commando geben muss, damit die Mitte der Bewegung 
der Rolle mit dem Durchgang des Magnets durch seine Gleichgewichtslage coïncidire, und 
darnach dann zwei bewegliche Indices an der Scale ein fur aile Mal eiustellen, welche ihm 
olinc weitcre Ueberlegung bcim Durchgang durch den Vertikalfaden im Fernrohr den 
Moment des zu ertheilenden Commandos anzeigen). 
Ablesung und Notirung der àussersten Elongation am anderen Ende der Scale. 
Commando zum Umlegen der Inductor-Rolle im gleichen Sinne wie zuerst. 
Dies wird in gleicher Weise so lange fortgesetzt, bis man beiderseits je mindestens 
3 Elougationen beobachtet und notirt liât, die bis auf 0,1 Scalentheil je genau gleich sind. 
(Dicse Constanz der Elougationen tritt gewohnlich nach 14 einzelnen Stossen ein.) 
Notirung der Uhrzeit und Signal zum unterirdischen Pavillon (2 Schlàge) zum Auf- 
hôren der correspondirenden Beobachtungen. 
Ablesung mit den Mikroskopen am Vertikalkreis. (Sollte die neue Ablesung um inclu- 
ais 10" von der ersten verschieden sein, so muss die Beobachtung verworfen und nach 
festerem Anziehen der Klemme eine neue Sérié bei gleicher Lage der Drelningsaxe ausge- 
führt werden.) 
Lôsen der Klemme am Gradbogen und Herausführen des Zapfens (H) aus ihr, durch 
Drehen des Ringes um die horizontale Axe, bis zum Anschlag (F') in der zweiten Klemme, 
wo er nun wieder geklemmt wird. (Dieser Klemme hat man durch Vorversuche bereits eine 
solche Lage gegeben, dass die Drehungsaxe nach der Klemmung des Zapfens in ihr sehr 
nalie um 180° — 2 i zur Yertikalen geneigt ist, wenn i die mittlere Inclination in Paw- 
lowsk darstellt). 
Ablesung des Vertikalkreises mit den Mikroskopen. 
