52 
H. Wilp, Inductions-Inclinatorium neuer Construction 
Datum 1890. 
Induction i, 
Dover 22 J, 
Differenz 
»Wi 
Mittlere 
Differenz. 
Dover 22 I/j 
Differenz 
il ~ hl 
Mittlere 
Differenz. 
19. Nov 
70°44'27" 
45' 5" 
—38" 
44'37" 
— 10" 
a" 
» » .... 
44 30 
45 7 
—37 
■ — O i 
39 
— 9 
— 9 
26. Nov 
70 44 53 
45 9 
—16 
44 41 
12 
» » .... 
45 0 
45 22 
-22 
— iy 
54 
6 
9 
4. Dec 
70 44 56 
45 33 
—37 
45 36 
—40 
» » .... 
44 48 
45 42 
—54 
— 45 
45 
-57 
— 48 
11. Dec 
70 44 22 
44 56 
—34 
44 54 
—32 
» » .... 
44 42 
45 0 
—18 
— 2G 
58 
—16 
— 24 
19. Dec 
70 44 54 
45 26 
—32 
45 23 
—29 
» » .... 
44 38 
45 30 
—52 
—42 
26 
—48 
— 38 
24. Dec 
70 44 58 
45 46 
—48 
45 41 
—43 
* » .... 
45 8 
45 46 
—38 
—43 
42 
—34 
— 39 
31. Dec 
70 45 14 
45 27 
—13 
45 26 
—12 
» » .... 
44 50 
45 35 
—45 
—29 
34 
— 44 
— 28 
Da beim Inductions-Inclinatorium unseren frliheren Èrorterungen zufolgc im Allge- 
meinen nur je das Mittel der zwei zusammengehorigen Messungen einen riclitigen Werth 
liefert, so liaben wir unsere Betrachtungen aucli nur an die Columne mit den mittleren 
Differenzen in der vorstehenden Tabelle anzuknüpfen. 
Dem Obigen zufolge liaben wir je innerhalb eines Monats dieselben Constanten in den 
Formel» 30. and 31 . benutzt, so dass also die dainit bereclineten Werthe von F, und//, und 
folglich aucli von I : in jedem Monat unabhângig sind von den Fehlern sowolil der einzelnen 
absoluten Horizontal-Intensitiitsmessung als auch der einzelnen absoluten Beobachtung mit. 
dem Nadelinclinatorium. Die relative Unsicherheit der Werthe von 1 , und I„ innerhalb 
desselben Monats wird somit allein durch die Beobachtungsfehler beim Ablesen der Varia- 
tionsinstrumente und die den letzteren sonstwie anhaftenden Fehlerquellen bedingt; der 
erstere Feliler ist indessen bei unseren Instrumenten so gering, dass von daller in 1, und 
I„ jedenfalls keine grossere mittlere Unsicherheit als ± 2?3 entstehen kann, wie wir weiter- 
hin noch selien werden. Wenn also in der obigen Tabelle die Variation der Differenz beider 
Instrumente (Columne mittlere Differenz nacli der obigen Bemerkung) innerhalb eines 
Monats obige Grenze überschreitet, so muss der Feliler entweder dem Inductions-Inclina- 
torium oder Veranderungen der Variationsinstrumente beigemessen werden. Zur Beurthei- 
lung dieser Feliler geben wir daller in der nachstehenden Tabelle III die Monatsmittel der 
Differenzen und die mittleren Abweichungen der einzelnen Differenzen von ihnen, wobei wir 
gemâss der Bemerkung auf S. 38 und S. 48 die October-Beobachtungen vom 28. an zum 
November gerechnet liaben. 
