und Bestimmung der absoluten Inclination mit demselben in Pawlowsk. 57 
der Vcrtikal - Intcnsitat mit (1er einen oder anderen dieser Lloyd’schen 
Wagen: 
<)V — dt 0,00016 mm. mg. s. 
im Maximum anzusetzen, dem nacli Gleicluing 32. als Fehler der Inclination: 
di = ± 2?3 
entsprechen würde. 
Dass die mittlere Differenz ( V 0 — F' 0 ) in den aufeiuanderfolgenden Monaten vveit iiber 
diese Unsicherheit hinaus verschieden ausfiillt, weist aucli auf gewisse zeitliche Verànderun- 
gcn des einen oder anderen Instrumentes hin. Da nun aus den Mittelwerthen für F 0 und V\ 
im Juni, Juli und August bei der Lloyd’schen Wage fur directe Ablesungen nur ein geringes 
Anwachsen des Normalstandes, dagegen für die des Magnetographen ein iiber doppelt so 
grosses sicli ergiebt, so konnte man geneigt. sein, die erstere, gemiiss der wabrscheinlicli zu 
Anfang des August erfolgten Verschiebung des Inductions- Inclinatoriums und der dadurch 
bedingten Fehlerhaftigkeit seiner Angaben, als ziemlich constant in dieser Période zu be- 
trachten und soinit den Ueberschuss in der Normalstandsanderung der Lloyd’sclien Wage 
des Magnetographen i. e. 0,000130 als allein durch eine zeitliche Yeriinderuug der letzteren 
bewirkt, zu erklâren. Da aber die Correction des Inductions-Inelinatoriums zu Anfang des 
September den Normalstand der Lloyd’schen Wage des Magnetographen um mille die doppelte 
Grosse plotzlich erniedrigte, als den des Variationsinstruments für directe Beobachtungen 
und damit beide zu absolut zwar um 0,00100 (rund) niedrigeren, aber relativ wieder ent- 
sprechenden Norraalstanden wie zu Anfang der Beobachtungsperiode zurückführte, so kônnen 
an der Richtigkeit jener Interprétation Zweifel entstehen. Yom September bis December 
zeigeu, abgesehen von einer allmahlichen Yerrainderung der Differenz, die Normalstande 
beidcr Apparate einen mehr parallelen Gang, vvoraus man als Ursache der Aenderung auf 
eine entsprechende zeitliche Verànderung der Angaben des Inductions-Inelinatoriums 
schliessen konnte, da eine gleichartige Verànderung zweier ganz unabhangiger, in verschie- 
denen Zimmern aufgestellter, in ihrer Orientiruiig und Construction differenter Variations- 
Instrumente auf den ersten Blick niclit wahrsclieinlich ist. Andererseits ist aber auch eine 
absolute Verànderung der Angaben des Inductions-Inelinatoriums in dieser Période niclit 
verstandlich, da die Vérification desselben zu Anfang des December keinerlei Verstellungen 
constatiren Hess. 
Um also bestimmter darüber Aufschluss zu erhalten, ob die vorstehenden zeitlichen 
Aenderungen der Normalstande der beiden Lloyd’schen Wagen mehr entsprechenden Ver- 
ânderungen dieser selbst oder mehr solchen des Inductions-Inelinatoriums beizumessen seien, 
bleibt nur übrig, in gleicher Weise auch die Normalstande dieser Instrumente zusammen- 
zustellen, wie sie in derselben Période nach den Inclinations-Messungenmitdem Nadel-Incli- 
natorium erhalten worden sind. Es ist dies in der umstehenden Tabelle V geschehen und 
zwar geben wir da die für jede einzelne Nadel erhalteuen Wcrtlie der Normalstande getrennt 
und dabei der geringeren Genauigkeit der Messungen halber bloss bis zur 4. Décimale an. 
Mémoires de l’Acad. Imp. d. so. VII Série. 8 
