64 
PI. WlLD, InDUOTIONS-InCLINATOBIÜM N K UE II CoNSTEUCTION 
mit dem maguetischen Mcridian und L die reducirte Entfernung von Spiegel und Scale dar- 
stellen. Aenderungen von p konuen also bloss durcli Yerrückungen des Schwerpunktes des 
Wagebalkens i. c. durcli Aenderung des Winkcls y, sodann durcli Aendernng des Azimuts « () 
und durcli Yeriinderung der Entfernung L erfolgen. Unsere vorliegendc Wage ist parallel 
zum magnetischen Mcridian orientâ t, also a 0 = 0, und somit weniger leicht Verschiebungen 
der Sclmcide auf ihrer Unterlage und damit azimutalen Aenderungen in der Lage des Wage- 
balkens dur ch Erscbütterungen ausgesetzt, doch konuen Drchungen des Pfeilers das Azimut 
und Neigungen desselben die Entfernung L veràndern. An Ursacben zu solchen Aenderungen 
bat es nun lcider in der vorliegendcn Beobaclitungsperiode gerade vom August an nicht ge- 
fehlt, indem, wie sebon früher erwühnt, die electrische Beleuchtung im betreffenden Local 
wahrend dieser Zcit eingeführt wurde, wobei kleiue Erscliütterungen durch Hâmmern nicht 
ganz zu vermeiden waren. Sodann fandeu am 31. Juli und 25. und 27. October Empfind- 
lichkeitsbestimmungen statt, wobei jedcsmal der Magnetwagbalkcn vorübergehend arretirt 
wurde. Dies geschah aucli am 4. August, als das Chlorcalium im Gehause der Wage erneuert 
wurde. Yom 5. bis 15. Septcmber endlich liessen wir die Temperatur in beiden Sillon des 
unterirdischen Gebiiudes durch vermindertes Pleizen von den bisher constant eingehaltenen 
21° C. allmâhlich auf die nach Einfiihrung der electrischen Beleuchtung neu angenommenc 
Normaltcmperatur von 20° C. sinken. Diese Temperaturànderung kônnte auch auf a 0 und 
L eingewirkt haben; ausserdem kann sie aber auch durch den Temperaturcoefficienten x 
des Wagebalkens eine Stôrung bewirkt haben. Aile oben mitgetheilten Normalstiinde bezie- 
hen sicli nâmlich auf 21 C. behufs Wahrung ihrer Vergleichbarkeit und mussten somit nach 
Mitte September von 20 auf 21 reducirt werden, wahrend sich diese Réduction vorher 
nur auf einige Zehntel Grade erstreckte. Ist nun der Werth von x nicht genau bestimmt 
oder sollte er sich seither verandert haben, so muss dies auf die Werthe von F 0 von da an 
influirt haben. Endlich ist vom 28. November bis 13. December behufs neuer Bestiminung 
des I emperatur - Coefficienten des Bifilar’s und der Lloyd’schen Wage fur directe Beobach- 
tung absichtlich die Temperatur des Locals stürker, nilmlich von 20° 10 bis 18° 10, dann bis 
21°62 und schliesslich wieder bis 20°00 variirt worden. 
Die Lloyd sche Wage des Magnetographen soll in der ganzen Zeit ziemlich 
betrachtliche und im Zeichen variirende Aenderungen erfahren haben. Dies ist nun auch in 
dei Pliât schon deshalb ehei môglicb, als bei der vorigen Wage, weil sie in eiuem Azimut 
«o=75 orientirt ist und somit Erscliütterungen den Magnet stets aus dieser Stellung 
gegen den Mcridian hin zu drehen streben. Dadurch waehst aber der Empfindlichkeits- 
coefficient p an und es wird somit gemass 32., F 0 einen kleineren Werth erhalten, der dann 
plôtzlich wieder anwfichst, wenn durch Arretirung der Magnetwagbalken wieder in seine 
normale Lage zuriickgebracht wird. Hier kam auch am 16. und 17. November eine nalie 
1 betragende Stôrung des Temperaturgleichgewichts vor, als man wegen einer nicht rasch 
zu beseitigenden Leitungsunterbrechung fur 1% Tage plôtzlich das electrische Licht wieder 
durch Petroleumlampen ersetzen musste. 
