66 
H. Wild , Inductions-Inclinatorium neuer Construction etc. 
Endlich giebt uns die Tabelle VIII auch zur sichereren Feststellung der Genauigkeit 
der absoluten Inclinationsmessungen mit uuserem Inductions-Inclinatorium einen Anhalts- 
punkt. Die Monate Juni — August konnen offenbar wegen der allraahlichen Verrtickung desln- 
ductions-Inclinatoriums nicht biezu benutzt werden; ebeuso werden die Monate November 
und December biezu nicht geeignet sein, da innerhalb derselben das Variationsinstrument 
für directe Beobachtung, das als constanter Vergleichspunkt dienen soll, selbst, betriichtliche 
Aenderungen erlitt, Im September und October waren dieselben dagegen noch sehr gering 
und so kann uns demi in Tabelle IV uur die Unsicherheit der Normalstande F 0 in diesen 
2 Monaten eine angenâherte Vorstellung der Feliler des Inductions-Inclinatoriums geben. 
Im Mittel der 2 Monate September und October ist aber: 
àV 0 = ± 0,00037; 
woraus nach 32. folgt: 
di = rfc b"\. 
Nun ist nach Seite 57 der Fehler einer Inclinationsbestimmung oder entsprechenden 
Vertikal-Intensitâtsmessung mit unseren Lloyd’schen Wagen zu ± 2,3 anzusetzen, welcher 
Fehler in dera obigen Werth von di noch mit enthalten ist. Nach den Regeln der Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung ergiebt sich daher als raittlerer Fehler einer Inclinations- 
Bestimmung mit unserem Inductions - Inclinatorium der Werth: 
4', '5 = ± 0'08. 
Auch dieser schon redit geringe Fehler diirfte durch einige kleine Verbesserungen 
des Apparates, wie sie gemâss den Erorterungen auf Seite 23 vielleicht zu erzielen sein 
werden, in Zukunft noch weiter vermindert werden kônnen. Jetzt schon ist aber mit 
dem neuen Instrument eine Genauigkeit der absoluten Messung der Inclination 
erreicht, die von der gleichen Ordnung wie diejenige der Déclination ist. 
