70 
klärung der lichtelektrischen Ermüdung nicht bezw. nur ganz nebensächlich 
herangezogen werden. In einem Gefäfs ist die lichtelektrische Ermüdung 
gegenüber dem freien Raume beträchtlich vermindert (Gefäfseinflufs), unter 
geeigneten Umständen steigt sogar die lichtelektrische Empfindlichkeit 
zunächst im Gefäfs an, um aber nach einiger Zeit nach Passierung eines 
Maximums einer sehr langsamen, weiteren Ermüdung Platz zu machen. 
Letztere beruht nach meinen früheren Versuchen auf Gasabsorption der 
Platten. Die anfängliche Verminderung der Ermüdung bez. das Ansteigen 
der Empfindlichkeit haben ihre Ursache im Mangel an Ermüdungs- Agens 
im Gefäfs unter Mitwirkung der wegen des Fehlens der Gasbewegung 
verringerten Zufuhr desselben zur Platte,*) sowie im Weggehen eines Teiles 
der bereits ad- und absorbierten Substanzen. Das letztere wirkt auf Ver- 
mehrung der Empfindlichkeit hin und kann nur dann zustande kommen, 
wenn diese Substanzen im Gasraume genügend fehlen, wie das bei Ver- 
suchen in Gefäfsen für Ozon und das eventuell wirkende H 2 0 2 der Fall 
ist. Der Sinn der Empfindlichkeitsänderung im Gefäfs hängt davon ab, 
ob die gleichzeitig stattfindenden Ermüdungs- oder Erholungsprozesse 
kräftiger wirken. Herrn Ullmanns Versuche bei verschiedenen Gasen 
deuten darauf hin, dafs das Licht aufser auf die Platte auch auf die durch 
gegenseitige Kräfte zerfallbereite Gas-Metallschicht wirkt. Nähere Unter- 
suchung möchte auch die Aufklärung der Kontaktpotentiale fördern. 
§ 3. Orientierung im Ultraviolett mittelst Photographie 
auf Entwicklungspapier. 
Das Auswählen einer bestimmten Lichtsorte des Ultravioletts, welches 
sich für viele Zwecke, bei mir für lichtelektrische Arbeiten, erforderlich 
macht, verlangt im allgemeinen ein ziemlich zeitraubendes Verfahren. Man 
mufs ein Spektrometer aufstellen, den Raum verdunkeln können und 
scharfe Winkelmessungen ausführen, eventuell ein Okularrohr mit Kamera 
anwenden und dergl. mehr. Hat man nun vielleicht diese Mefsvorrichtungen 
noch in eine bereits früher entstandene Versuchsanordnung einzubauen, bei 
welcher der Verlauf der Strahlen nicht horizontal gemacht werden kann, 
so mufs das Spektrometer noch geneigt aufgestellt werden, was die Auf- 
gabe noch viel zeitraubender macht. In vielen Fällen kann das Entwerfen 
des Spektrums auf einem Uranglas helfen, auch hier mufs der Raum ver- 
dunkelbar sein und überdies ist die Identifizierung der Fluoreszenzlinien 
mit denen der veröffentlichten Photographien meistens recht umständlich, 
indem die grofse Empfindlichkeit der photographischen Platten Bilder 
liefern, bei denen die Stärke der Linien in anderem Verhältnis steht wie 
auf dem Glas, viele Linien, die auf letzterem kaum oder gar nicht zu 
sehen sind, machen in der Photographie einen ganz kräftigen Eindruck. 
Diese Schwierigkeiten lassen sich durch Aufnahme des ultravioletten 
Spektrums auf Entwicklungspapier beseitigen. Letzteres ist für sichtbares 
Licht im Verhältnis zum ultravioletten ganz unempfindlich. Während man 
bei einer Hg -Lampe bei meiner Versuchsanordnung die Linien 365, 313, 
*) Vergl. Versuche von H. Beil über die durch Rühren des Gases bewirkte Ver- 
minderung 1 des Gefäfseinflusses beim Kontaktpotential. Vergl. auch W. Friese: Bei- 
träge zur Kenntnis des Staubes in der Stadtluft, Diss. Dresden 1909, insbesondere Ab- 
schnitt 6, wo gezeigt wird, dafs die Innenflächen der Scheiben eines Kastenfensters nur 
2 — 3°/ 0 von dem Staub anlagern, den die Aufsenflächen annehmen u. dergl. 
