SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1 83 9 . 87 
Mais si 1 emploi des thermomètres ordinaires présentait 
cet avantage, il avait d'autres inconvénients graves que cha- 
cun aperçoit, et que j’ai d’ailleurs déjà signalés. 
La disposition du thermomètre horizontal à index ne per- 
mettant pas de le soustraire à la pression, on a plus tard 
renfermé le thermomètre vertical à index mobile dans des 
tubes en fer ou en cuivre, qui sont destinés à les garantir. 
On a vu, par les curieuses expériences faites avec tant de soin 
par M. le capitaine Bérard, en 1831 et 1832, dans la Médi- 
terranée, combien il lui a été difficile de soustraire complè- 
tement ses tubes à des pressions considérables, et d empêcher 
l’eau d’y pénétrer. Tout récemment on a ramené, de 1200 à 
1 500 brasses de profondeur, deux de ces tubes complètement 
aplatis et qui avaient brisé les instruments qu’ils contenaient. 
Dans la plupart des cas où il a été soumis à une forte pres- 
sion, le tube a laissé pénétrer une certaine quantité d’eau, et 
lorsque, ramené à la surface, le couvercle en a été dévissé, 
il s’est produit, comme le rapporte M. Bérard , un sifflement 
marqué, et l’eau qu’il contenait est devenue écumeuse. 
Ces effets sont les mêmes que ceux que j’ai reconnus en 
retirant du puits de l’Ecole-Militaire , où ils avaient été mis 
pendant plusieurs jours en expérience, des tubes en cuivre 
incomplètement garantis de la pression. Lorsque je les ai 
ouverts, il y a eu sifflement, et la petite quantité d’eau qui 
avait pénétré était pétillante: l’air que, dans le tube, elle 
tenait en dissolution sous une pression considérable, se 
dégageait avec bruit sous la pression ordinaire. 
Ce dernier fait avait aussi été observé par Péron , entre 
les tropiques : une bouteille vide , fortement bouchée , qu’il 
avait fait descendreà 700 mètres, avait laissé passer l’eau, qui, 
ramenée à la surface paraissait, dit Pérou, fermenter comme 
du vin de Champagne mousseux. 
Ou se rappelle que les index du thermométrograpbe sont 
formés d’un cylindre en fer placé verticalement dans un petit 
tube de verre, retenu seulement par un cheveu ou par un 
fil de verre, et que ces index sont mis en mouvement au 
moyen d’un barreau aimanté. Il faut donc qu’ils jouent assez 
librement dans la tige, pour que le barreau aimanté puisse 
