SÉANCE BU 18 JUIN 1838. 343 
changer, comme le volume des -gaz , à une même tempéra- 
ture, est en raison inverse de la pression à laquelle ils sont 
soumis, le thermomètre ainsi construit , avec la graduation 
propre à la pression primitive, marquerait un degré plus 
élevé si la pression a diminué , plus bas si elle a augmenté. 
Ainsi la comparaison du thermomètre à gaz avec un thermo- 
mètre à mercure ou à esprit de vin, substances incompres- 
sibles et dont le volume ne varie qu’en raison de la tempé- 
rature, peut indiquer par- ses différences les variations de la 
pression atmosphérique. C’est sur ce principe que sont 
fondés les baro-thermomètres de Ms Bocleur. 
Il leur a donné deux formes principales. L’une est une 
boîte de 25 centimètres environ de longueur, 8 de large et 
4 d’épaisseur, contenant un thermomètre ordinaire à mercure 
ou à esprit de vin, et à côté un thermomètre à gaz composé 
d’un tube non capillaire, ouvert à son extrémité supérieure, 
et dont l’extrémité inférieure plonge presque jusqu’au fond 
d’une cuvette hermétiquemen t fermée, et remplie en partie 
de gaz hydrogène (1) et en partie de mercure, qui s’élève 
aussi dans le tube (pi. 8, fîg, t et 2). Ce thermomètre à gaz 
est gradué comparativement avec le thermomètre ordinaire 
sous la pression atmosphérique égale à celle d’une colonne 
de mercure de 0 m 762 (28 ponces ) de hauteur; en sorte que, 
quelle que soit la température sous cette pression , les deux 
thermomètres indiquent le même degré. Si la pression atmo- 
sphérique augmente, le gaz hydrogène est comprimé, et la 
colonne de mercure dans le thermomètre à gaz indique un 
degré inférieur à celui du thermomètre ordinaire; si au con- 
traire elle diminue, le gaz hydrogène se dilate, et le mercure 
dit thermomètre à gaz indique un degré supérieur à celui 
du thermomètre ordinaire. Sachant que les gaz sous une 
même pression doublent de volume polir une éléva«» 
tion de température de 266° 2^3 , qu’en conséquence 
l’augmentation de volume par degré est de 3;800 de leur 
volume primitif; sachant aussi que le volume des gaz est en 
(i) M. Bocleur emploie le gaz hydrogéné parée qu’il n’a aucune ac- 
tion sensible sur le mercure./ / 
