SÉANCE DU 2 MAL 1836 . 
193 
venient remettre la détermination à la séance suivante , et 
que pendant ce temps il serait possible d’avoir sur ces di- 
verses localités tous les renseignemens qui intéressent la 
Société, et détermineraient sa résolution définitive. La pro- 
position de M. de Bonnard, appuyée par MM. Deshayes et 
Michelin, est adoptée. 
M. Walferdin lit la note suivante , en présentant à la Société 
un nouveau thermomètre à maxima de son invention: 
« lies personnes qui se sont occupées avec quelque soin de Fap- 
préciation de la température des sources thermales savent com- 
bien , pour être rigoureusement exacte, cette appréciation pré- 
sente de difficultés. 
Une foule de circonstances indépendantes des chaugemens de 
température de ces sources depuis le point où elles sortent à celui 
où on les observe ordinairement, peuvent en faire varier la nota- 
tion , et les instrument dont on s’est servi jusqu’à présent me pa- 
raissent entrer en outre pour beaucoup dans les causes d’erreurs 
qui affectent ce genre d’observations. 
Il n’y a pas bien long- temps qu’on se bornait à prendre avec le 
thermomètre ordinaire la température superficielle des puisards 
ou des bassins thermaux, et cela se fait souvent encore aujourd’hui; 
mais je me suis assuré qu’il pouvait résulter des manières diverses 
dont on procédait, dans ce cas, une différence de plusieurs de- 
grés pour l’estimation d’une même température. Première cause 
d’erreur indépendante de celles qui résultent de ce fait que la 
température superficielle d’un bassin n’est point celle de l’orifice 
de la source, et qui fait voir avec quelle réserve il faut accueillir 
les indications de température des sources thermales qui ont pu 
être données jusqu’à présent. 
Plus tard, on a cru pouvoir, au moyen du thermomètre hori- 
zontal muni d’un index que pousse le mercure, et qui reste au 
summum de la température obtenue , constater des notations sur 
le point même d’où les sources thermales jaillissent ; mais , d’une 
part , la parfaite horizontalité dans laquelle cet instrument doit 
nécessairement être maintenu pour conserver ses indications, 
et, de l’autre, la facilité avec laquelle le mercure peut passer 
par-dessus l’index et en fausser la marche, ont fait renoncer à son 
emploi pour le cas dont il s’agit. 
Le thermométrographe ou thermomètre de Six et de Bel- 
lani , actuellement en usage, où le curseur marche le long du 
Soc. Géol. Tom. VII. i5 
