SEANCE DU 2 MAI 183 G. 
193 
primerait le maximum de la température obtenue dans un réser- 
voir où il serait recueilli, et où le tube ihermométrique pourrait 
se remplir de nouveau pour une autre observation. 
Cette donnée, communiquée depuis long-temps, non seulement 
aux artistes les plus habiles de Paris, mais même à divers artistes 
d’Angleterre et d’Allemagne, n’a, jusqu’à présent, occasionné 
qu’un petit nombre d’essais qui soient venus à ma connaissance. 
Le premier est celui que M. Bôdeur a fait sous mes yeux, il y 
a plusieurs armées, et qui ne donnait des indications qu’à trois 
quarts de degré près, parce que l’intérieur de la tige recourbée 
sur le coté communiquait immédiatement avec le déversoir sans 
se prolonger assez pour donner lieu à la formation d’une goutte- 
lette de très minime valeur. 
Cette difficulté a été résolue depuis, dans le bel instrument que 
M. Collardeau a bien voulu exécuter à ma demande, en 1834; et, 
en prolongeant et recourbant la tige dans riïitérienrde l’ampoule, 
il est parvenu à obtenir des tiers de degré de précision : il assure 
même que les instrumens qu’il exécute actuellement donnent 
des appréciations de bien moindre valeur. Mais pour arriver à de 
bons résultats, ces instrumens ont dû être établis sur de très 
grandes proportions , leur poids est par conséquent considé- 
rable, et s’ils peuvent être employés utilement pour des obser- 
vations locales, ils ne sont point susceptibles de servir dans les 
voyages. 
Enfin le thermomètre à maxima que M. Danger a construit, 
d’après le principe de déversement que je viens d’exposer , et 
que je lui avais fait communiquer quelque temps après en avoir 
parlé à M. Collardeau et à d’autres personnes, a l’inconvénient 
d’être composé de trois pièces mobiles, et doit, de plus, comme 
celui qu'a proposé M. Gav-Lussac, être accompagné d’une jauge 
qui sert à mesurer le mercure déversé; il est fort ingénieux , mais 
il exige , lors même que les diverses pièces mobiles dont il est 
formé sont parfaitement rapprochées et ne se dérangent pas 
pendant 1 observation , une foule de précautions et une aptitude 
qu on ne peut attendre de tous les expérimentateurs. 
Comme ils ne réunissaient ni l’un ni l’autre les conditions de 
simplicité que je recherchais, je me suis décidé à m’occuper moi- 
même de la construction d’un instrument qui fût tel que je l’avais 
conçu d’abord, et je suis parvenu, avec l’aide d’un ouvrier souf- 
fleur intelligent, à exécuter l’essai que je mets sous les yeux de 
la Société. 
Cet instrument se compose d’une cuvette ajustée à un tube 
