DU 1 er AU 11 SEPTEMBRE 1836. 3Ô7 
l’alcool , et de ne laisser de ce dernier liquide que ce qu’il en faut 
pour remplir une partie du rendement supérieur, le tube et le 
col À de la cuvette dont le diamètre est moindre que celui delà 
cuvette même. 
Le thermomètre se trouve ainsi constitué au mercure dont la 
dilatation est régulière , et la petite quantité d’alcool contenue 
dans la cuvette est trop peu considérable, eu égard à celle du 
mercure , pour que l’inégalité de dilatation de l’alcool puisse oc- 
casionner des différences appréciables. 
Cette quantité d’alcool est cependant suffisante pour isoler 
complètement la colonne de mercure, et pour que l’extrémité 
effilée de la tige ne soit en communication avec le mercure de la 
cuvette que lorsqu’on inclinera l’instrument sous un angle déplus 
de 90°. 
La manœuvre de ce thermomètre est d’ailleurs la même en 
tous poinLs que celle de l’instrument que j’ai décrit d’abord. 
Enfin , si l’on voulait éviter de recourir à un thermomètre de 
comparaison pour apprécier la température à laquelle la colonne 
de mercure a été constituée dans la tige , l’instrument peut encore 
être modifié de telle sorte qu’il indique lui-même cette tempé- 
rature sans le secours d’un autre thermomètre. 
La cuvette étant, comme je viens de le dire, remplie de mer- 
cure et d’une petite quantité d’alcool , il suffit de ne laisser dans 
la tige que l’alcool nécessaire pour constituer un thermomètre 
ordinaire (fig. 3). L’échelle de l’instrument étant également 
tracée comme dans le thermomètre ordinaire , le niveau A de 
l’alcool dans le tube indiquera la température de point de 
départ, et la valeur de la colonne de mercure qu’on interpo- 
sera s’appréciera , comme je l’ai indiqué, avant et après le dé- 
versement. 
Malgré cet avantage, l’instrument décrit en second lieu est 
celui que je préfère. 
iï Quel que soit celui de ces thermomètres que l’on emploie, ils 
peuvent, pendant et après l’observation, être inclinés et éprou- 
ver des secousses sans qu’il y ait perturbation ; et une chose 
qui, dans la pratique, a de grands avantages , c’est que , dans la 
plupart des cas, la chaleur delà main peut suffire pour les régler, 
la température de l’Océan n’étant nulle part supérieure à 30°. 
Mais ce n’est pas seulement à mesurer la température de la 
mer à de grandes profondeurs que ces inst rumens sont destinés. 
On sait que pour calculer, par des formules exactes, les 
réfractions astronomiques, il faudrait connaître d’une manière 
