126 
mit der Sicherheit, welche man gegenwärtig auch mit geringem Mitteln 
zu erreichen vermag, scheint es mir nicht ganz überflüssig den Gang 
dieser Operationen und die entsprechenden Resultate mitzutheilen. Letz- 
teres kann zwar schon wegen der einfachen Hilfsmittel keines- 
wegs Anspruch auf eine erhebliche Genauigkeit machen, ist aber doch 
noch besser, als man erwarten durfte. 
Da in Wien dio Zeitbestimmungen am Meridiankreise der Stern- 
warte, also mit unverhiiltnissmässig grösserer Sicherheit als hier, vor- 
gonommen wurden, ist es wohl überflüssig sie detaillirtor zu besprechen. 
Dagegen scheint es desto nothwendiger — sollen die Schlusswerthe einiges 
Vertrauen finden — die Brunner Arbeiten etwas ausführlicher darzu- 
stellen. Ich gebe hier vorerst einige nothwondige Andeutungen über 
das Brüuner Instrument, sowie über den Gang der Operationen im All- 
gemeinen und eine kurze Betrachtung über dio nach Mitteln und Anlage 
von vornherein ungefähr zu erwartende Genauigkeit. 
Das zu den Brunner Zeitbestimmungen benützte kleine Passagen- 
instrument von Starke in Wien, älterer Construction, hat ein gebrochenes 
Fernrohr von 36 Centim. Brennweite, 34 Millim. Objectivöffnung und 
25facher Vergrösserung, mit Fadoubeleuchtung durch das Objectiv. Die 
Distanzen der 5 Fäden im Ocular habe ich schon früher aus mehreren 
Hunderten von Sterndurchgäugon mit grossor Genauigkeit ermittelt. Eine 
Eigentümlichkeit dieses sonst guten Instrumentes liegt in der, alles 
Mass des Gewöhnlichen weit überschreitenden, Ungleichheit der Zapfen- 
durchmesser. Es ist nämlich die dadurch in Rechnung zu ziehende 
Elevation dor Axe, d. i. der Winkel der geometrischen Axo mit der 
Auflagoliniu der Libelle nicht weniger als 51". 1 odor 3?41*J, um welche 
Grösse das westliche Ende der Axe, wenn diese scheinbar nivollirt ist, 
höher liegt. Eine Abnützung ist au den Zapfen nicht im geringsten 
zu bemerken, was schon der Fall sein müsste, wenn diese Ungleichheit 
daher stammte. Die einzelnen Zapfenquerschnitte sind gut, wenigstens 
erfährt dor oben angeführte Werth bei verschiedener Neigung des Fern- 
rohres keine nachweisbare Veränderung. Obscbou er nun in gleicher 
Art, wie die durch die Libelle uachgewiesene Neigung der Axe in Roch- 
*) Zur Ermittlung dieses Betrages reichte die Libelle nicht mehr aus. Ich musste 
eine der Schrauben am Dreifttss mit einer Theilung versehen und den Werth 
der einzelnen Theile durch die Libelle bestimmen. Die ganze Arbeit wurde 
mit grosser Sorgfalt und vielfachen Controlen durchgeführt, damit nicht das 
Resultat durch eineu grossem eonstanten Dehler entstellt werde. 
