163 
Grössere Gewichte etwa von 20 mg aufwärts werden mit einer Pin- 
cette dirigirt, welche aus Fig, 6 ersichtlich ist. 
Die vor eine runde Oeft'nung im Wagekasten geschraubte Platte n 
ist aus zwei Theilen zusammengeschrauht, zwischen donon sich eine Kugel 
gelonkartig nach allen Richtungen horumdrohen lässt. In einer centralen 
Bohrung dieser Kugel lässt sich das Rohr o aus- und einscliieben, an 
welchem aussen die Rolle w, inuen im Kasten das Stück £ befestigt ist. 
In dem Rohre q ist ein Stab verschiebbar, der links den Knopf r, rechts 
die Kugel £ trägt. Eino Spiralfeder zwischen r und w drückt den Knopf 
t aus dem Rohr hinaus, bis £ an £ anstösst. An £ ist die Stahllamelle 
1 augeschraubt welche Pig. 7 in dor Seitenansicht zeigt. Mittelst des 
Zwischenstückes 3 ist eine zweite Stahllamelle 2 an 1 zu einer Pincette 
zusammengeniotet, welche sich durch ihre eigene Federkraft schliesst. 
An 2 ist die schiefe Ebene e befestigt, welche durch eine in 1 frei- 
gelassene Durchbrechung ohne Austroifen hindurch geht. Sobald man 
die Rolle co zwischen Zeigefinger und Mittelfinger fasst und mit dem 
Daumen auf t drückt, schiebt sich £ vor, drückt auf die schiefe Ebene 
t und öffnet die Pincette; lässt man mit dem Daumen los, so schliesst 
sie sich. ' Durch Verschiebung dos Rohros q in dor Kugel der Länge 
nach, sowie durch -die Nachgiebigkeit dos Kugelgelenkes, lässt sich- inner- 
halb gewisser Grenzen jede beliebige Bewegung mit der Pincette vor- 
nehmen; es lassen sich Gewichte auflogen, abnehmen, auf die Drehscheibe 
legen und zur anderen Wageschale befördern, wo sie mit einer zweiten 
gleichen Zange abgenommen und auf die Wagcschalo gelegt werden können. 
Das Aufluängeu dos Contigrammreiters auf dem Wagebalkeu ist bei 
wirklich scharfen Wägungen nicht zulässig; man wiegt auf einzelne Milli- 
gramme ans und berechnet die Bruchtlieilo aus den beobachteten Uin- 
kehrnngspunkten dor Schwingungen, dio entweder an der Zungenscale 
oder besser nach der Steinheil’scheu Methode mit Spiogelablesung bestimmt 
werden. Da nun Gcwicbto von 1, 2 und 5 m ® schon sehr klein ausfallcn 
und heim Anfasson mit dor Pincette leicht beschädigt werden, so habe 
ich meiner Wage Reitergewichte beigegeben, die aber nicht auf den Wage- 
balkon, sondern auf dem Querstück 7 (Pig. 1 ) der Wagosekale aufgehängt 
werden. 
Diese Reitergewichte hängen in den Einschnitten des Armes 1h 
der mittelst der Säule h‘ an der Drehscheibe befestigt ist und somit 
der einen oder anderen Wagcschalo zugewendet worden kann. In der- 
selben Höhe in it li und y befinden sich zwei Roiterhakcn in Kugel- 
gelenken am Wagekasten so angebracht, dass jeder Haken eine Schale 
bedienen kann. 
