88 
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1839 . 
ainsi en opérer facilement le déplacement et les amener a 
la température qu’on veut prendre pour point de départ* 
Or, on conçoit quelle influence peuvent exercer les se- 
cousses sur la marche des index qui restent suspendus ver- 
ticalement pendant qu’on retire l’instrument, et qui sont 
d’une mobilité telle, que le barreau aimanté doit les dépla- 
cer avec facilité* 
Ainsi, lors même que l’appareil a complètement résisté’à 
la pression, et que par conséquent l’instrument thermomé- 
trique n’a pas été faussé par cette cause, la mobilité des index 
et le déplacement que peuvent occasionner les secousses , 
pendant qu’on ramène les appareils à la surface, ne permet- 
tent pas d’admettre les résultats ainsi obtenus comme rigou- 
reux, et laissent toujours des incertitudes, surtout lorsque les 
expériences n’ont pas été faites avec un grand nombre d’in- 
struments à la fois; que le zéro n’en a pas été vérifié avant et 
après chaque expérience, pour s’assurer que la colonne de 
mercure ne s’est pas déplacée, et lorsque les expériences n’ont 
pas été répétées à plusieurs reprises, ce qui présente souvent 
de graves difficultés. 
Enfin , j’ajouterai que l’irrégularité du coefficient de dila- 
tation de l'alcool, lorsqu’on n’observe pas à de basses tem- 
pératures, devient aussi une cause d’erreur dont on ne tient 
pas compte, et qu’augmente encore la difficulté , pour ne pas 
dire l’impossibilité, de calibrer avec justesse les tiges du ther- 
mométrographe , dont le trou intérieur doit être d’un assez 
fort diamètre pour laisser jouer les index. 
Avant que je n’eusse trouvé le moyen de garantir infail- 
liblement mes thermomètres à déversoir de la pression , je 
m’étais occupé de la recherche de procédés qui permissent 
de déterminer avec quelque chance de succès la valeur de 
la correction à laquelle elle peut donner lieu. 
Je me suis servi d’un tube semblable à celui qu’OErstedt a 
employé pour démontrer la compressibilité des liquides; 
mais j’ai donné à ses parois une épaisseur telle, qu’au lieu de 
6 à 8 atmosphères, j’ai pu obtenir des résultats admissibles 
jusqu’à 20 à 26. 
On sait que, d’après la belle expérience de MM* Dulong et 
