99 
In derselben Sitzung (17. Mai 1899) sprach Herr Schaum: 
Über einen Flüssigkeitswiderstand mit verschiebbarer 
Mittelelektrode. 
Die Messung elektromotorischer Kräfte ist für die chemische 
Forschung ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden ; so hat die 
Bestimmung der Potentialdifferenzen von Metallen gegen ihre 
Salzlösungen sowie von unangreifbaren Elektroden gegen Oxy- 
dations- und Reduktionsmittel die analytische Chemie in hohem 
Grade gefördert und manche chemische Vorgänge, wie die Aus- 
füllung eines Metalls aus seiner Salzlösuug durch ein anderes, 
die Oxydations- und Reduktionsprozesse u. a. in einfacher Weise 
zu erklären vermocht. 
Eine sehr genaue und bequeme Methode zur Bestimmung 
elektromotorische Kräfte ist das Poggendorff-Du Bois- 
Reymond’sche Kompensationsverfahren. Es wird in der Weise 
ausgeführt , dass man ein Element E durch einen Widerstand 
a b schliesst und in einem von a abzweigenden Nebenschluss 
die zu messende Kette e dem Element E entgegenschaltet. Der 
Nebenschluss enthält noch ein Kapillarelektrometer (oder dergl.) 
und endigt in einem auf a b beweglichen Kontakt c. Letzterer 
wird so lange verschoben, bis das Elektrometer keinen Ausschlag 
mehr giebt. Eine Wiederholung des Verfahrens mit einem Normal- 
element e 0 ergiebt den gesuchten Wert der E. M. K. von e, 
indem sich der Wert von e zu dem von e 0 verhält, wie die 
Widerstände ac: a c 0 , bei denen beide Ketten kompensiert waren. 
Grundbedingung für die Möglichkeit der Messung ist, dass die 
E. M. K. von E grösser ist als die von e und von e 0 . 
Die Verwendung einer Messbrücke mit Schleifkontakt oder 
einer Kohlrau sch’schen Brücken walze als Widerstand a b 
ist nur bei der Anwendung eines guten Akkumulators als Element 
E möglich; andernfalls ist der Widerstand der Drähte zu gering 
und nimmt infolgedessen die E.M. K. des Elementes E rasch ab; 
selbst wenn man den Hauptstromkreis immer nur für möglichst 
kurze Zeit schliesst, ist die Abnahme der E. M. K . von E eine 
