100 
beträchtliche Fehlerquelle. Genaue Messungen erfordern aber 
meist ein häufiges und auch längeres Schliessen des Hauptstrom- 
kreises, so dass der Widerstand von a b immerhin einige 
hundert Ohm betragen muss. Man bedient sich am besten 
eines 0 st wald’schen Stöpselkastens, welcher alle Widerstände 
unter sich verbunden enthält und durch zwei Stöpsel beliebige 
Potentialdifferenzen abzunehmen gestattet, oder eines entsprechend 
umgeformten Siemens’schen Rheostaten ; eventuell kann man 
zwei gleiche Siemens’sche Kasten in der Weise benutzen, dass 
der eine für a c , der andere für b c ein tritt. Der Kontakt c 
wird also zwischen beiden unbeweglich angebracht und man ent- 
fernt aus dem einen Satz sämmtliche Stöpsel, während man in 
dem andern alle behält. Beim Kompensieren setzt man dann 
jeden Stöpsel, der auf der einen Seite entfernt wird, an die 
entsprechende Stelle im anderen Widerstand. 
Da in manchen Laboratorien keine oder nicht genügend 
Akkumulatoren und Widerstandskästen vorhanden sind , habe 
ich versucht, einen einfachen Apparat zu konstruieren, welcher 
den Vorzug grosser Billigkeit mit möglichst grosser Leistungs- 
fähigkeit verbindet. Ich bin zu der Form der Messbrücke 
zurückgekehrt, habe aber den primären Leiter durch einen 
Leiter zweiter Klasse ersetzt; man kann auf diese Weise den 
Widerstand a b beliebig gross machen. Die Elektroden müssen, 
um Polarisation nach Möglichkeit zu vermeiden , umkehrbar 
sein; man nimmt also Cu-Elektroden in CuS04-Lösung , oder 
Ag-Elektroden in AgN03- oder AgC103-Lösung (Ag und CIO3 
haben fast die gleiche Wanderungsgeschwindigkeit.) 
Der Apparat ist in folgender Weise zusammengesetzt. Drei 
kreisrunde Elektroden von 0, 5 mm. starkem Kupferblech und 
möglichst gleicher Grösse werden an Kupferstiften, welche einen 
isolierenden Überzug tragen, befestigt; eine derselben wird auf 
einem Dreikant verschieblich angebracht , die beiden anderen 
werden an den Enden des Dreikantes isoliert und unbeweglich 
angeschraubt. Der Abstand der beiden Endelektroden beträgt 
50 cm. Alle drei Elektroden tragen Klemmschrauben, die ver- 
