101 
schiebbare Mittelelektrode ausserdem noch einen Zeiger, welcher 
auf einer Millimeterskala gleitet. Liegt die Mittelelektrode fest 
auf einer der Endelektroden an, so steht der Zeiger auf 0 resp. 
auf 50. Man achtet darauf, dass die Elektroden möglichst 
parallel angeordnet sind und die Verbindungslinie ihrer Mittel- 
punkte eine Horizontale ist, sowie dass die Mittelelektrode sich 
ohne seitliche Abweichung verschiebt. Die Elektroden tauchen 
in einen Trog, der mit einer nach Bedarf verdünnten CuSCL- 
lösung beschickt wird. Der Widerstand zwischen den End- 
elektroden betrage etwa 1000 Ohm. Der Trog wird in einen 
Holzklotz, auf welchem der Dreikant befestigt ist, eingelassen. 
Man prüft den Apparat in der Weise, dass man den Wider- 
stand zwischen einer End- und der Mittelelektrode von 2 zu 
2 cm bestimmt und eine Korrektur auf der Skala anbringt. 
Man kann auch eine Skala aus Millimeterpapier benutzen, in 
welche man die gefundenen Widerstände einträgt. Der Flüssig- 
keitswiderstand gestattet sehr genaue Messungen der elektro- 
motorischen Kraft; ich erhielt mit dem noch ziemlich rohen 
vorliegenden Apparat Abweichungen von 1 °/ 0 gegenüber den 
mit dem Ostwald’schen Kasten ausgeführten Bestimmungen. 
Will man bei sehr langer Inanspruchnahme des Apparates 
jegliche Bildung von Konzentrationsketten vermeiden, so bedient 
man sich eines Schlüssels, welcher den Hauptstromkreis erst 
kurze Zeit vor der Einschaltung des Elektrometers schliesst. 
Zu diesem Zweck habe ich an dem Taster des Elektrometer- 
schlüssels einen isolierten Stift mit einem metallischen Bügel 
angebracht, welcher beim Herunterdrücken des Tasters, noch 
ehe dieser den metallischen Kontakt berührt, durch Eintauchen 
in zwei Quecksilbernäpfe, die mit Klemmschrauben in Verbindung 
stehen, den Schluss des Hauptstromkreises herbeiführt. 
Mit Versuchen über die zweckmässigste Form sowie über 
die Leistungsfähigkeit des Apparates ist Herr cand. Miltbraed 
beschäftigt. 
