DU 1 er AU 9 SEPTEMBRE 18 il. 419 
est percé à jour en e ' , et coupé en m de manière à ce que la 
droite horizontale n n' corresponde exactement au point 20 du 
vernier, et soit dans le plan horizontal passant par le bord posté- 
rieur de l’anneau. Lorsqu’on pointe le sommet m du ménisque 
qui termine la colonne mercurielle , c’est ce plan horizontal nn' 
que l’on rend tangent à ce sommet m , et pour mesurer la hau- 
teur du ménisque , on amène ensuite la ligne nn' à la base du 
segment mercuriel ; pointé rendu sûr et facile par le petit jour 
que l’on a pratiqué â droite de m. On fait glisser à frottement le 
curseur b b 1 b" b' " au moyen de la tête molettée c, et pour pro- 
duire les petits mouvements nécessaires au pointé exact du som- 
met et de la base du ménisque , on frappe légèrement sur la tête 
c avec un crayon ou tout autre objet. Ce moyen est plus simple , 
plus sûr et plus prompt que le rappel , que l’artiste cependant 
place en bV lorsqu’on. le lui demande. 
A la colonne est attaché en tt 1 , figure 2 , un thermomètre cen- 
tigrade destiné à donner la température de la colonne mercu- 
rielle. Jusqu’à présent, la construction des thermomètres attachés 
aux baromètres a été fort vicieuse. On se contentait d’un thermo- 
mètre très sensible à petit réservoir, qui donnait avec rapidité 
toutes les températures variables que subit le tube en laiton; 
mais dans les observations en rase campagne, lorsque le soleil 
direct ou réfléchi , le vent , les nuages , la pluie, produisent tant 
de biusques changements de température, ce thermomètre atta- 
ché ne signale jamais l’état thermométrique de la colonne mer- 
curielle. J’ai eu souvent des erreurs de plus de 10° centigrades, 
ce qui en donne une d’environ 15 mètres sur la hauteur. Pour 
remédier à cette grave inexactitude, j’ai engagé M. Ernst à 
faire le réservoir de son thermomètre avec un tronçon du tube 
même du baromètre. Le mercure de ce réservoir se trouvant 
dans les mêmes conditions physiques que celui de la colonne, 
signale presque rigoureusement et instantanément la température 
actuelle de cette dernière. Par ce moyen , l’on a affranchi les me- 
sures barométriques d’erreurs qui pouvaient aller à un , et même 
à un millimètre et demi. 
Description de la cuvette a niveau constant . 
Cette cuvette est composée de deux pièces principales, neb et 
b b 1 a" q l , figure 
La pai de supérieure consiste en un couvercle b n r , surmonté 
d un cylindre termine en haut par le collier évasé /*, où s’attache 
un g la peau qui , liee en g 1 à 1 étranglement du tube, y fixe ce 
