450 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE A ANGERS, 
dernier librement , et de manière à laisser passer de n en g' la 
pression de l’air extérieur qui doit agir instantanément sur la 
surface ce' du mercure dans la cuvette. Cette pièce nn 1 est en 
buis ; elle est enveloppée par le cylindre en laiton f" que sur- 
monte celui qui porte la vis oo où vient se visser l’écrou qui ter- 
mine inférieurement le tube de la colonne qui porte l’échelle. 
En f se fixe et se mastique dans le couvercle n' la pointe d’ivoire 
qui se trouve invariablement attachée à la platine en laiton e e' et 
toujours à la même distance des divisions de l’échelle. L’extré- 
mité inférieure de cette cheville est placée au milieu de la lar- 
geur du ménisque annulaire cc f de la cuvette, et l’extrémité de 
sa pointe est exactement correspondante au zéro de l’échelle ba- 
rométrique. Trois vis, ou brides ««, a' , a" a", attachent et 
serrent la calotte de la cuvette au cylindre qui en forme la base. 
La base ou le réservoir de la cuvette consiste en un cylindre en 
verre b b' b " qui permet de voir la surface du mercure , et est 
mastiqué en b ' à la base de la cuvette. Vers le haut, b indique une 
rondelle en peau qui permet de presser le cylindre en verre contre 
le couvercle, au moyen des vis a a! a" , afin d’empêcher le mer- 
cure de sortir du réservoir, et de permettre de démonter et d’ou- 
vrir la cuvette pour la nettoyer. 
La partie inférieure de la cuvette , celle qui contient le mer- 
cure du réservoir, est composée de deux cylindres creux en buis 
k et m, se réunissant en m par la vis r et recouverts par un cy- 
lindre en laiton b' a" a" 1 qui se dévisse en s s' pour se séparer en 
deux parties , dont l’inférieure a sa base percée d’un écrou rece- 
vant la vis q q\ destinée à faire monter et descendre le fond en 
bois h h 1 qui soutient le fond de la poche en peau h h' h" h 111 , con- 
tenant le mercure de la cuvette. Cette poche est attachée en h' au 
fond de la cuvette et en h 111 au cylindre en bois m k. 
Actuellement il me sera facile de faire comprendre comment 
on transporte ce baromètre, comment on l’observe, comment on 
le démonte, soit pour nettoyer sa cuvette, soit pour remplacer son 
tube, cassé, ou altéré par l’introduction de l’air ou de l’humidité 
dans son intérieur. 
Transport de ce baromètre . 
Un étui fait de plusieurs feuilles très minces de bois collées en- 
semble , recouvert extérieurement et garni intérieurement de 
peau, reçoit le baromètre, et l’abrité dans le transport. Cet étui 
étant dans sa position verticale, l’ouverture en haut, le baromè- 
f re y est renversé, sa cuvette en haut, et l’anneau de suspension 
