452 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE A ANGERS, 
ci-dessus pour sa mise en expérience ; c’est-à-dire que l’on fera 
monter la tête de vis a ', figure 2, jusqu’à ce que le mercure du 
réservoir de la cuvette ait rempli tout l’espace vide de la cuvette 
et tout le tube de verre ; alors l’instrument sera renversé douce- 
ment et replacé dans l’étui , l’anneau a en bas , et la cuvette en 
haut. 
Nettoyage de la cuvette, de son mercure et de la pointe. 
La surface du mercure contenu dans la cuvette se ternit promp- 
tement et se couvre d’une pellicule noirâtre qui rend incertain l’af- 
fleurement exact de la pointe d’ivoire. L’observateur se voit alors 
dans la nécessité de nettoyer la cuvette, le mercure et la pointe salis 
par cette crasse. Pour effectuer cette opération, il faut, le baromètre 
étant vertical , la cuvette en haut , dévisser en s s', figure 2 , l’en - 
veloppe en cuivre s s' a 1 que l’on enlèvera, ce qui mettra à jour le 
fond h h ', figure 1, etla poche qui se trouve rentrée dans le cylin- 
dre creux m', dévisser ensuite en r la vis m f , et enlever la partie cy- 
lindrique m qui porte la poche en peau et le fond h h! h" h!J r . Alors 
le mercure delà cuvette pourra être vidé, en inclinant convenable- 
ment le baromètre , par l’ouverture m' r. Cette opération termi- 
née, on desserrera les vis «a, cî «' a" a", et l’on séparera en b le 
cylindre en verre bb>b" du couvercle e' e' n' /". Tout étant alors 
libre, il sera facile de tout nettoyer, et ensuite de revisser ces deux 
parties de la cuvette. Cela terminé, le baromètre toujours verti 
cal et sa cuvette en haut , le mercure préalablement séché , et 
passé par plusieurs entonnoirs de papier bien sec, sera remis dans 
la cuvette par l’ouverture m' r au moyen d’un entonnoir capil- 
laire en verre ou en papier. On apportera à toutes ces manipula- 
tions toute la propreté possible , car un grain de poussière , placé 
à la surface du mercure de la cuvette, peut empêcher ou ren- 
dre inexact raffleurement de la pointe d’ivoire. Le mercure rem- 
plissant la cuvette jusqu’au bord inférieur de l’écrou r, on y re- 
vissera en r le cylindre m'm , qui porte la poche et le fond , on 
fera rentrer le fond h h' dans le cylindre, et après avoir revissé en 
l l’enveloppe s s' a " a on fera rentrer la vis v’ v" jusqu’à ce que 
sa tête touche le fond a" a et alors l’instrument pourra être re- 
tourné lentement pour être remis en expérience. 
Remplacement du tube. 
Lorsqu’on voudra remplacer le tube de ce baromètre, il fau- 
dra commencer par vider le mercure de la cuvette ainsi que je 
viens de le décrire, et ensuite, ayant couché le baromètre sur une 
