DU S 1 Au 3 septembre ï 8 i 1 
457 
Aujourd’hui un instrument de haute précision , et qu’il n’est plus 
permis de rien négliger pour obtenir cette perfection. 
description du baromètre a niveau va 
Riable. 
M Ernst construit un autre baromètre qui réunit à une 
grande legereté la précieuse propriété de pouvoir être rétabli par 
observateur , s’il vient à être cassé. Ce baromètre plaira surtout 
aux voyagt urs. Je ne puis assurer que son exactitude soit égale à 
celle du baromètre à niveau constant ; mais tel que l’exécute 
Ernst, i peut suffire aux nivellements rapides dans les montagnes 
et remplacer avantageusement le siphon, qui n’a pas l’avantage de 
pou voir etre rétabli s’il est brisé en voyage. 
Ce baromètre, figure ( 5 , est composé d’une colonne aV b" et 
d une cuvette à niveau variable b b' b " . 
La colonne consiste en un tube en verre de 7 à 8 millimètres de 
diamètre «teneur aV , ajant une poche en p pour empêcher les 
, , 8,r If “°” ter dans '« haut fbe , et étiré au-dessous 
de b b jusqu a 1 ou 2 millimètres du fond b 1 de la cuvette 
La cuvette est un cylindre en verre fermé en b"" (V„re 5 
qui enveloppe la partie amincie du bas do tube, et tmniué 'en 
, par I ’ &l:0 ." au T lfd *> est mastiqué , et au moyen duquel 
36 , V1SSe Sli ; ia v ' s * V- Le tube en verre de la colonne est mas- 
tique en nn au tube en métaW. Un petit trou capillaire laisse 
passer la pression atmosphérique dans cette cuvette. 
Un tube en laiton fermé à ses deux bouts et se dévissant en 
deux parties a la hauteur de b b 1 enveloppe le tube et la cuvette 
Le tube est coupé à jour par deux fenêtres longitudinales pour 
laisser voir les ménisques m et m> à toute pression. Deux anneaux 
curseurs a verniers, semblables à bV b", b’" de la figure 3 , coulent 
a fl ottement doux sur les deux fenêtres, et servent à mesurer , sur 
1 echelle tracée sur le tube en laiton , la différence de niveau coin- 
piise entre les sommets des ménisques m et m* } figure 6 
et t' 1 \l ^ î,’ &hell ,!,“ t,OUV f nt Pla “ ™ tre les d êux points m 
" * ■ fa , ,lt do ' lc additionner les deux indications des verniers 
Deux tubes de rechange, vides de mercure, mais préparés 
comme a b , figure 6 , sont ajoutés à l’étui de ce baromètre 
Apres tout ce que j’ai dit sur le baromètre à niveau constant 
je n entrerai pas dans les détails des opérations de rechange du 
à'dh-e** C U nCtt ° yaSe de “ S3COnd insUu, ncnt i je me bornerai 
1 “ Que pour remplacer le tube par un de ceux renfermés dans 
Soc. s,êol. Tom, XJ1. _ 
00 
