DU 1 er AU 9 SEPTEMBRE \ 8 \ f . 
459 
DU BAROMÈTRE A SIPHON. 
M. Ernst fait aussi des baromètres à siplion, fig. ? , avec leur 
poche à air p. Ce baromètre est commode en voyage par sa légè- 
reté, mais il est extrêmement fragile,, et il est impossible d’en 
remplacer le tube si l’on n’a pas sous la main un artiste habile 
qui soit bien au fait de cette construction , et c’est bien certaine- 
ment ce que l’on ne rencontrera jamais en voyage; ce qui m’a 
fait dire dernièrement : qu'il ne faut, pas dépasser les bornes de la 
banlieue de la capitale avec cette espèce de baromètre » 
Cependant je crois utile de répéter ici à ceux qu’une vieille 
habitude, ou une prévention mal fondée, ferait adopter ce mau- 
vais instrument, ce que j’ai déjà dit souvent, et depuis bien 
long temps, que ce baromètre , surtout lorsqu’il a un tube dont le 
diamètre intérieur est au-dessous de 6 millimètres , donne des 
hauteurs tout-à-fait erronées, par la raison que les deux mé- 
nisques m et m\ figure 7, quoique de diamètres égaux , diffèrent 
tou joui s de beaucoup en hauteur et exercent des pressions très 
diffet entes sur les deux branches du siphon. Pour rendre cet ef- 
fet évident, je vais rapporter un cas très ordinaire que j’ai ob- 
servé, et qui se rapporte à un tube d’un diamètre plus grand qu’on 
ne les fait ordinairement. 
millim. 
Le rayon intérieur du tube était = 3 0 __ r 
, ; . — <j,u r 
El la hauteur du ménisque su P ei ieur = o A = h 
I inférieur = i,i=h‘ 
Avec, r eî h | ma ^ a k] e f i onne | dépression supérieure. ... — 0,478 
Atecret/i ) ( dépression inférieure. . . . = — i,aio 
Donc l’erreur actuelle de ce siphon — Q 
Et cet effet a lieu, plus ou moins grand, dans tous les siphons: 
voilà pourquoi on les trouve toujours trop hauts. 
Dans cet exemple j'ai pris un siphon à large tube; mais, pour 
rendre ce tube moins lourd et moins fragile , les artistes ignorants 
lui donnent toujours un diamètre bien plus faible. 
Voici un exemple qui se rapporte à un de ces instruments : 
T* millim. 
Rayon du tube intérieur. — _ zoo = r 
Hauteur du ménisque ( su P érieur = 0,20 =h 
( Prieur == 1,00 = h ' 
Avec j rel M ma table donne f dépression supérieure. . = + 0> 5 9 3 
l r el ' l> ( ( dépression inférieure. . = — 2,348 
Donc l’erreur actuelle de ce siphon était de — _ , - 5o 
