167 
durch die thermische Behandlung die Grosse der Mag- 
netisierbarkeit sich sozusagen nicht ändert. 
In den Heusler’schen Schmiedebronzen besitzen wir also 
ein verhältnismässig stark magnetisierbares Material, welches 
durch besondere thermische Behandlung in einen nahezu 
hysteresefreien Zustand versetzt werden kann. Dass dies 
für die Technik unter Umständen von grosser Bedeutung, 
leuchtet ohne weiteres ein. 
Unter den mehr technischen Messinstrumenten gibt es 
verschiedene, welche in ihrem Inneren einen Kern aus Eisen 
enthalten und deren Wirkung auf der Magnetisierung dieses 
Eisenkernes beruht. Ich will mich hier auf die bekannten 
Amperemeter und Voltmeter beschränken, in denen die an- 
ziehende Wirkung benutzt wird, welche eine von einem Strom 
durchflossene Draht spule auf einen Eisen-Kern ausübt. Dass 
bei diesen Instrumenten die Hysterese des Eisenkernes unter 
Umständen eine fehlerhafte Einstellung bedingen muss, leuchtet 
ohne weiteres ein. Schickt man nämlich einen Strom von 
bestimmter Stärke durch ein solches Amperemeter bzw. Volt- 
meter, so wird die Einstellung an einem solchen Instrument 
verschiedene Werte ergeben, je nach dem Hysteresezweig, längs 
welchem sich bei der Stromeinstellung die Magnetisierung des 
Eisenkernes bewegt. Letztere hängt aber ihrerseits von der . 
Vorgeschichte der Magnetisierung des Kernes ab, und somit 
variiert auch eine jede Einstellung mit dieser Vorgeschichte. 
Nun kann man zwar jedesmal bei Beginn einer neuen 
Messungsreihe diese Vorgeschichte der Magnetisierung des 
Eisenkernes eindeutig festlegen, und zwar: 
1. Durch Entmagnetisierung des Eisenkernes mittels „ab- 
nehmender Kommutierungen“ ; 
2. indem man einfach die Maximal-Stärke, die das Instru- 
ment anzeigt, mehrmals durch stetige Variierung eines 
Widerstandes ein- und ausschaltet; 
Teil seiner vorzüglichen Hysterese - Eigenschaften wieder eingebüsst. 
Vgl. Gum lieh undY ollhardt, Ztschr. f. Instr.-Kunde 28 , S. 157, 1908. 
