168 
3. indem man die Maximal- Strom stärke, die das Instrument 
anzeigt, einschaltet, diesen Strom eine gerade Anzahl 
von Malen durch stetige Aenderungen kommutiert und 
dann ausschaltet. 
Wenn man nunmehr eine Messungsreihe vornimmt, so 
erhält man in jedem der 3 obigen Fälle Einstellungen ent- 
sprechend einem genau definierten Hysteresiszweig des Kernes, 
aber auch nur solange, als die Stromstärke stetig zunimmt; 
sobald dieselbe wieder abnimmt, ergeben sich Einstellungen • 
entsprechend irgend einem anderen Hysteresiszweig. 
Wie gross die hier auttretenden Differenzen in der Ein- 
stellung unter Umständen sein können, ersieht man aus den 
Angaben in den Tabellen I bis III, welche sich bei der 
Messung an drei im hiesigen physikalischen Institute vor- 
handenen Amperemetern ergaben. Bei diesen Aufnahmen 
wurde die Magnetisierung des Eisenkernes nach dem 2. bzw. 
3. oben angegebenen Verfahren zunächst eindeutig festgelegt ; 
Verfahren 3 ergibt dabei zugleich die grössten Differenzen 
der Einstellung, die bei dem betreffenden Instrument über- 
haupt Vorkommen können. 
Tabelle I 
Demonstrations-Amperemeter; Bereich 0 — 10 Amp. 
Magn. Vorgeschichte festgelegt nach Verfahren 3 
Einstellung 
Unterschied der Einstellung 
steigend 
fallend 
in Proz. 
1.00 
1.45 
45 
2.00 
2.40 
20 
3.00 
3.45 
15 
4.00 
4.45 
11 
5.00 
5.40 
8 
