169 
Tabelle II 
Amperemeter Nr. 14336; 1 ) Bereich 0 — 5 Amp. 
Magn. Vorgeschichte des Eisenkernes zunächst 
festgelegt nach Verfahren 3 
Einstellung 
Unterschied der Einstellung 
steigend 
fallend 
in Proz. 
0.50 
0.62 
24 
1.00 
1.13 
13 
2.00 
2.12 
6 
3.00 
3.11 
3,7 
4.00 
4.08 
2 
Tabelle III 
Amperemeter Nr. 26713; 1 ) Bereich 0 — 20 Amp. 
Magn. Vorgeschichte des Eisenkernes zunächst festgelegt nach 
Verfahren 2 
Verfahren 3 
Einstellung 
Unterschied der 
Einstellung 
in Proz. 
Einstellung 
Unterschied der 
Einstellung 
in Proz. 
steigend 
fallend 
steigend 
fallend 
1.00 
1.40 
40 
1.00 
1.73 
73 
1.50 
2.00 
33 
1.50 
2.30 
53 
2.00 
2.50 
25 
2.00 
2.70 
35 
3.00 
3.45 
15 
3.00 
3.60 
20 
4.00 
4.35 
9 
4.00 
4.50 
, 12,5 
5.00 
5.50 
10 
1) Die beiden Amperemeter Nr. 14336 und Nr. 26 713 stammen 
von der Firma: Hartmann und Braun in Frankfurt-Main. 
