stationären Zustandes wird die Differenz U der Temperatur der 
Mitte des Stabes gegen zwei gleich weit entfernte Punkte, sowie 
der Spannungsunterschied V zwischen diesen beiden äusseren 
Punkten gemessen. Ist * das elektrische in Ohm _1 cm -1 gemes- \ 
sene elektrische Leitvermögen 1 des thermische Leitvermögen 
— als Wärme-(Arbeits-)Einheit die Wattsekunde angenommen 
1 V 2 
— so ist, wenn V in Volt gemessen wird, ^ Multipli- 
kation mit dem Verhältnis der Wattsekunde zur gr-Kalorie, 
0,239, gibt 1 in dem üblichen Masssystem. Durch gleich- 
zeitige Messung der Stromstärke i in Ampere, des Abstandes 
21 der beiden äusseren Punkte und des Stabquerschnittes q 
2il 
in cm bez. qcm wird gleichzeitig erhalten x — — 
So einfach diese Methode im Prinzip ist, so ist sie 
doch seitdem erst in der allerletzten Zeit wieder benutzt 
worden. Der Grund hierfür ist wohl in erster Linie darin 
zu suchen, dass bei diesen Bestimmungen Stromstärken von 
etwa 80 — 100 Ampere längere Zeit hindurch nötig waren. 
Ausserdem müssen, da die Temperaturen mit Thermoelementen 
gemessen wurden, die in Durchbohrungen der Stäbe ange- 
bracht werden, Stäbe von ziemlich erheblichen Dimensionen 
verwendet werden, sodass z, B. für seltene Metalle grosse * 
Kosten entstehen, wenn nicht überhaupt wegen grosser Härte, 
die die Durchbohrung unmöglich macht, die Ausführung der 
Bestimmung unterbleiben muss. 
Es lässt sich nun dieseMethode auch auf die 
Bestimmung der Wärmeleitung von sehr dünnen 
kurzen Metalldrähten an wenden, wenn nur die 
Messung der Temperatur auf dem Drahte anstatt 
durch Thermoelemente, die ja dann natürlich 
nicht möglich ist, durch eine andere Methode der 
Temperatur messung ersetzt wird. 
Diese muss so beschaffen sein, dass sie den normalen 
Temperaturverlauf im Drahte nicht stört. 
