120 
SEANCE DU 20 DÉCEMBRE 1841. 
goureusement identiques , le tube du premier étant très capillaire 
afin de n'avoir que 15° environ de parcours, et celui du second 
étant au contraire d’un diamètre intérieur assez large pour indi- 
quer sur La même longueur plus de 100°. 
On voit, d’après ce qui précède, comment un seul des instru- 
ments qui viennent d’être décrits peut remplacer le jeu de ther- 
momètres à grande marché auquel on est obligé de recourir lors- 
qu’on cherche à apprécier de faibles différences de température, 
et comment, en déplaçant le niveau du mercure, on parvient à 
constituer un instrument nouveau pour chacune des différentes 
températures qu’on veut prendre pour point de départ. ïl permet 
d’observer, a la lecture directe, des différences équivalentes à ta cen- 
tième partie d’un degré centigrade , et conserve autant de sen- 
sibilité dans tous les cas où on l’emploie , c’est-à-dire à toutes les 
températures que le mercure est susceptible d’indiquer. 
Il est plus rare qu’on ne le pense communément qu’un thermo- 
mètre à mercure soit parfaitement purgé d’air ; et, dans les thermo- 
mètres ordinaires , il est souvent impossible de faire passer, de la 
cuvette dans la partie supérieure de la tige, la bulle d’air que pres- 
que toujours ils renferment ; dans le thermomètre métastatique , 
au contraire, rien de plus facile que d’envoyer cette bulle dans 
la chambre conique qui le termine. Enfin les erreurs qu’occasionne 
la parallaxe, erreurs qui, dans les thermomètres à courte marche, 
peuvent s’élever jusqu’à un degré centigrade, deviennent, s’il 
arrive qu’on ne parvienne pas à les éviter, sans importance , en 
raison de la grande marche du thermomètre métastatique. 
On conçoit quels avantages on peut tirer de l’emploi de cet 
instrument tant pour les expériences usuelles que pour les ob- 
servations précises de laboratoire et de cabinet , et pour celles 
auxquelles le manque d’instruments convenables nous force si 
souvent de renoncer dans les voyages. 
Thermomètres métastatiques à alcool. 
J e me sers , pour les recherches de précision où il peut être im- 
portant de constater de plus faibles variations de température , 
d’un instrument qui accuse des différences encore moindres que 
celles que le thermomètre métastatique à mercure donne le 
moyen d’observer. 
Pour donner à cet instrument une sensibilité suffisante, sans que 
le volume de sa cuvette dépasse celui du réservoir du thermomètre 
ordinaire dont le diamètre est le plus petit, et sans que sa longueur 
