306 
SÉANCE DU . 1 8 AVRIL 1842.. 
d'état de servir lorsqu’on est précisément arrivé sur le sommet 
d’une montagne, m’avaient fait rechercher depuis long -temps 
les moyens d’y suppléer. Après avoir essayé successivement 
divers instruments fondés, les uns sur les changements qu’é- 
prouve le point d’ébullition des liquides à diverses pressions , les 
autres sur le principe de Mariotte, je me suis arrêté à celui-ci, 
qui paraît donner les résultats les plus exacts , si j’en juge d’après 
un grand nombre de mesures prises comparativement avec le ba- 
romètre et dans lesquelles les différences de pressions observées 
et calculées n’ont jamais dépassé 1 œm ,6 pour des différences de 
niveau de plus de 1,000 mètres. 
Description et manière dé le construire. 
La pièce principale est un tube thermométrique {V oy. p. 344, 
pl. IV, n° 1) terminé par une bouleà parois très minces, recouverte 
d’une feuille d’or sur presque toute sa surface, et dont le diamètre 
est aussi cylindrique que possible. La boule, ainsi qu’une partie du 
tube , se trouvent remplies d’air sec, et le reste est occupé par du 
mercure. Celui-ci glisse à frottement dans un bouchon ce, qui ferme 
un autre tube beaucoup plus large, où se trouve également du mer- 
cure , et dont l’extrémité inférieure est aussi fermée et recouverte 
intérieurement d’une lame D de caoutchouc, sur laquelle vient 
s’appuyer l’extrémité du premier tube lorsque l’instrument ne 
fonctionne pas. Enfin , une ouverture c , placée dans le bouchon 
supérieur, sert à établir ou à interrompre la communication avec 
l’atmosphère, suivant qu’elle se trouve en contact ou séparée de 
l’obturateur B. Le premier tube est fixé invariablement, de ma- 
nière à ce que le volume d air, à une température et sous une 
pression déterminée, vienne se terminer au zéro de l’échelle. Le 
second glisse le long de cette échelle et peut , en sortant plus ou 
moins par l’ouverture E , prendre une position telle que le niveau 
du mercure soit le même dans la grande et la petite branche. Un 
curseur F sert à s’assurer de la coïncidence de ces niveaux , et en 
même temps à lire le point qu’ils occupent sur l’échelle graduée. 
Dans l’état de repos, le tube extérieur se trouve pressé par un 
bouchon à vis placé en E contre le tube intérieur, et la rondelle 
de caoutchouc intercepte toute communication. A côté se trouve 
un thermomètre à mercure, dont la boule est placée au même 
niveau , et presque en contact avec le réservoir d’air; enfin , elle 
est également recouverte d’une feuille d’or pour rendre toutes les 
conditions aussi semblables que possible. 
