309 
SÉANCE DU 18 AVRIL 1842. 
On avait à la station inférieure : 
P = 666 œm ,6 ; T = 26°, 4 , n = l42 mm ; Y = 1333. 
A la sation supérieure : 
T' = 24°, 8 ; n = 231 mm . 
Substituant ces valeurs dans la formule, elle devient : 
P' = 666"“ 6 U333 + 142) (1 + 0.004 X 24,8) 
’ (1333 + 231) (1 + 0,004 X 20,8 ) 
Effectuant les calculs indiqués , on trouve P' = 622,9. 
L’observation directe du baromètre, corrigée delà capillarité et 
de la dilatation du mercure, donnait P' = 624,2. 
Les pressions indiquées par ces deux instruments différaient 
donc de l mtn ,3; ce qui donne à peu près une différence de 16 mè- 
tres sur une hauteur de 668. Cette erreur, bien qu’assez consi- 
dérable en elle-même , ne s’écarte pas beaucoup de celles que 
l’on observe assez souvent dans deux baromètres placés au même 
niveau et dans la même localité. 
Mode d’ observation . 
Cet instrument doit être placé dans une position à peu près ver- 
ticale, le réservoir en haut. On dévisse alors le bouchon E, et l’on 
retire peu à peu le grand tube, jusqu’à ce que le niveau du 
mercure se trouve être le même dans celui-ci et le petit. En le 
laissant pendant quelques minutes dans cette position , le niveau 
change ordinairement, par suite de l’équilibre qui s'établit entre 
la température de l’air du réservoir et l’air extérieur; il faut at- 
tendre que ce changement ait entièrement cessé ; on ramène alors 
les deux colonnes au même niveau en élevant ou abaissant un 
peu le grand tube , et après s’être assuré de cette coïncidence à 
l’aide du curseur F, on ht la température donnée par le thermo- 
mètre à mercure, et le point de l’échelle où s’est arrêté le niveau. 
Le tube est alors repoussé dans sa coulisse, le bouchon à vis re- 
placé avec soin, et l’appareil transporté à la station supérieure, 
en ayant soin de tenir autant que possible le réservoir en haut , 
afin que le mercure ne s’y introduise pas. Si cela arrivait, il n’y 
aurait autre chose à faire qu’à replacer le réservoir en haut, et à 
donner quelques secousses pour faire retomber le mercure et 
chasser les petites bulles d’air qui intercepteraient la colonne. 
L’exactitude de ces observations dépend surtout du temps que l’on 
