ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUK 
2° Chauffage. — Le chauffagè est assuré par une rampe à 
gaz qui est maintenue rigoureusement parallèle à la table, de 
façon à ce que la chauffe soit aussi uniforme que possible. 
Cette rampe est percée de cinq trous, constituant cinq veil- 
leuses, et elle est pourvue d’une prise d’air qui évite le char- 
bonnement des flammes contre la paroi de la table. 
Le réglage est obtenu à l’aide d’un robinet pointeau, à pas 
micrométrique. Ce robinet est mû par l’intermédiaire d un 
bouton dont le tambour est pourvu d’une graduation. Celle-ci 
se déplace devant un repère, ce qui permet de retrouver les 
positions du robinet qui correspondent aux températures 
désirées. 
3° Dispositions accessoires. — a) La table est supportée par 
quatre pieds, dont trois à vis calantes, ce qui assure son hori- 
zontalité. On évite ainsi le déplacement des rubans de coupes à 
la surface des lames porte-objet au début du collage. 
b) La surface de la table est pourvue d’une nervure contre 
laquelle viennent s’appuyer les lames porte-objet, placées de 
chaque côté et dans une position perpendiculaire. 
Cette surface a été recouverte par un vernis noir granité. 
Ce vernis, grâce à sa rugosité, évite l’adhérence des lames 
mouillées. De plus, sa couleur permet d'observer aisément les 
rubans de paraffine et les objets inclus. 
c) A l’une des extrémités de la table chauffante, on a fixé une 
petite plaque de cuivre nickelé. 
Cette plaque s'échauffe par contact à une température infé- 
rieure de plus de dix degrés à celle de la table, et elle sert à 
opérer le déplissage des rubans de paraffine. 
