TABLE CHAUFFANTE A TEMPÉRATURE RÉGLABLE 
oo / 
d) Les trous de remplissage de la table chauffante sont cons- 
truits de telle façon que leurs bouchons métalliques puissent 
être remplacés par des thermomètres. 
Emploi de l’appareil. 
L'appareil qui a servi aux essais, et qui est représenté par 
notre figure, a été construit pour recevoir 33 préparations : 
28 sur la table et 5 sur la petite lame annexe de cuivre nickelé. 
Pour l'échauffer, on l’adapte tout d’abord sur une prise de 
gaz, le robinet pointeau étant au zéro de sa graduation, c’est-à- 
dire complètement fermé. On ouvre alors la prise de gaz, puis 
le robinet pointeau d’un quart de tour, et on allume les veil- 
leuses. 
Dans ces conditions, la table s’échauffe rapidement, et, après 
un quart d’heure, atteint une température voisine de oO degrés. 
On ferme alors un peu le robinet, de manière à l’amener à 
la division 7, et, en le maintenant ainsi, on conserve une tem- 
pérature très favorable à l'accomplissement des opérations de 
déplissage (sur la petite lame annexe) et de collage (sur la table j 
des rubans de paraffine (1). 
Un imperceptible déplacement du robinet suffit à contreba- 
lancer l'influence que peuvent avoir, sur la température de 
la table chauffante, les variations de pression du gaz et les 
variations de température du laboratoire. 
Outre l’usage principal auquel elle est destinée, cette table 
chauffante se prête encore bien au séchage rapide des prépa- 
rations montées au baume du Canada, de même qu’à la pro- 
duction de réactions microchimiques exigeant une température 
déterminée. 
(1) Les essais ont été effectués à Versailles, avec des rubans de coupes 
obtenus dans des blocs d’une paraffine fondant à 55 degrés, la température 
de la pièce étant de 20 degrés. 
