448 RÉUNION EXTRAORDINAIRE A ANGERS y 
Nordland , le Finmark , la Laponie , et sont revenus à Paris in- 
tacts sous tous les rapports , résultats constatés par mes compa- 
raisons et celles faites à Altona par M. le conseiller Schumacher. 
Cette rude et longue épreuve ayant inspiré de la confiance a 
M. Ernst ? il vient d’étendre et de perfectionner tellement ses 
moyens mécaniques de fabrication , que la main de l’artiste n’y 
entre plus pour rien , et que tout se fait sur ses tours à chariots , 
avec une précision mathématique , une rapidité et une économie 
telles , qu’il peut donner ses baromètres à un prix réellement 
modique , et en garantir la rigoureuse exactitude. 
Ce baromètre, dont on voit l’ensemble en expérience, figure 2 , 
est une imitation libre et perfectionnée , sous quelques rapports , 
de celui de Fortin, J’ai conseillé à l’artiste plusieurs changements 
que l’expérience m’a suggérés , et que je ferai connaître en décri- 
vant les diverses parties de l’instrument. 
Ce baromètre se divise en deux parties principales , qui sont : 
1° La colonne, qui est composée d’un tube en verre enveloppé 
d’un second tube en laiton at , d’un anneau curseur bb' b [, b"\ 
et d’un thermomètre attaché tt r . 
2° D’une cuvette à niveau constant, 
I e Description de la colonne . 
f Cette partie de l’instrument se compose d’un tube en verre a a' 
figure 4 > étranglé légèrement en a! 1 où il s’attache à la cuvette , 
et terminé au rétrécissement a! , qui plonge dans le mercure du 
réservoir en t"' , figure i. Ce tube est enveloppé par un tube en 
laiton a t , figure 2 , terminé en haut par l’anneau a qui sert à 
suspendre l’instrument, et vissé sur le couvercle de la cuvette ee ', 
figure 1 , en o o. Deux traits tracés , l’un sur le couvercle ee ' , et 
l’autre sur la base de l’écrou , sont destinés à indiquer que cet 
écrou est vissé au même point , et que le zéro de l’échelle n’a 
point été dérangé. 
Ce tube en laiton est percé à jour d’une fenêtre e e\ figure 2 , 
qui règne sur tout l’espace que peut parcourir le sommet de 
la colonne mercurielle. La figure 3 dorme de grandeur réelle 
tous les détails de cette partie de l’instrument. Sur le bord droit 
de cette ouverture ee' e" d" est tracée l’échelle en millimètres. La 
partie ee!" est parcourue par l’anneau curseur b b' b u b'" qui 
glisse à frottement doux sur le tube en laiton, et porte un ver- 
nier d donnant les vingtièmes de millimètre. L’anneau curseur 
