45 4 REÜNJO'N EXTRAORDINAIRE A ANGERS, 
colonne sur les charbons jusqu’à cette extrémité et conserver le 
tube tout plein. L’ébullition terminée, l’on coupe l’extrémité du 
tube sous la boule à la longueur nécessaire. 
L’ébullition de la colonne ainsi terminée, le tube refroidi sera 
attaché au collier n, figure 1, au moyen delà peau gg\ en com- 
mençant par lier la peau au tube en£', et ensuite en g après l’avoir 
renversée sur n , de manière que le bout ci arrive en t iu . On aura 
soin qu’il reste un peu de jeu en g' /?, entre le tube et le collier n , 
afin que la pression de l’air extérieur puisse se transmettre instan- 
tanément dans la cuvette au travers de la peau n'g , et par le petit 
canal annulaire restant libre au-dessous de g> , entre le tube et le 
cylindre intérieur que termine le collier n. 
Le tube étant attaché , on le revêtira de son tube en laiton qui 
vient se visser enoo , de manière à ce que les deux traits de re- 
pères dont j’ai déjà parlé soient en coïncidence. 
Toutes ces opérations se feront sur une table où le tube sera 
horizontal. 
Cela terminé , le baromètre sera remis dans sa position verti- 
cale renversée ; la cuvette en haut est dévissée enn' et en r. L’on 
remplira cette cuvette, on revissera toutes ses parties comme je 
l’ai déjà expliqué , et l’on pourra ou transporter l’instrument ou 
le remettre en expérience. 
Correction des dépressions de capillarité qui affectent ce baromètre 
ci niveau constant. 
La dépression due à la capillarité n’était point compensée dans 
les premiers baromètres de Fortin. ïl plaçait alors la pointe d’i- 
voire , régulatrice du niveau inférieur, au milieu de la largeur 
du ménisque annulaire de la cuvette , et il fallait tenir compte 
de la dépression de la colonne et de celle du niveau inférieur, si 
l’artiste ne l’avait compensée en plaçant le zéro de l’échelle au- 
dessous de l’extrémité de la cheville d’ivoire. Personne ne pen- 
sait , à cette époque , à corriger les hauteurs barométriques de la 
dépression qui les affecte. On se contentait de comparer ces hau- 
teurs entre elles pour les réduire à une échelle commune qui n’ex- 
primait nullement les pressions absolues. Lorsque notre illustre 
Laplace nous eut enrichis de sa théorie de l’action capillaire, 
M. Bouvard calcula sur les formules fournies par cette théorie 
une table au moyen de laquelle Fortin put, le diamètre du tube 
étant donné , déterminer la distance à laquelle il fallait placer la 
pointe d’ivoire de la paroi intérieure de la cuveîte, pour coinpen- 
