456 RÈ UNION EXTRA. ORDINAIRE A ANGERS, 
Possédant le moyen de corriger exactement tous les baromè- 
tres de leur dépression totale et actuelle , je dus conseiller à 
M. Ernst de placer la pointe d’ivoire de ses baromètres à niveau 
constant au milieu du ménisque annulaire de la cuvette. La cor- 
rection totale est alors très facile au moyen de ma table ; elle est 
égale à la différence des deux dépressions qui ont lieu dans le 
tube et dans la cuvette. Dans le siphon , cette correction totale 
est égale à la différence des deux dépressions produites dans ses 
deux branches. Cette méthode exige, il est vrai, la mesure des 
flèches des segments ; mais quelle est l’exactitude qui ne demande 
aucun travail ? 
Pour donner un exemple de cette méthode de correction , je 
prends le baromètre d’Ernst à niveau constant, portant le n° 70, 
et appartenant à M. le professeur Melloni , à Naples. Cet instru- 
ment donne : 
millim. 
Rayon intérieur du haut du tube. = 4 »oo 
Rayon extérieur du bas du tube à la ligne de flottaison du mercure 
dans la cuvette 5 ,oo 
Rayon intérieur du cylindre en verre de la cuvette = 17.02 
Différence ou largeur de l’anneau mercuriel dans la cuvette. ... = 12,02 
Rayon de cette surface ou demi -largeur. = 6,01 
Hauteur du ménisque annulaire = i, 5 o 
Hauteur actuelle du ménisque au sommet de la colonne = 1,17 
Avec les arguments r = 4,0 et li= 1,17, la table donne pour la 
dépression de la colonne mercurielle 
Avec r = 6,01 et h = i, 5 o , la même table fournit pour la dépres- 
0.244 
2 
sion du niveau dans la cuvette =r — 
+ 0,623 
0,122 
Donc la correction totale actuelle de ce baromètre est . =t* 4 -.°>f> 01 
Or on a observé que sa hauteur brute était = 759,272 
D'où la hauteur corrigée ou absolue devrait être de =759,773 
Mais mon Fortin type me donnait j 5 ÿ, 8 i 5 
Donc le baromètre n° 70 se tient trop bas de, 
0,042 
Cette très faible discordance doit être attribuée aux imperfec- 
tions inévitables des instruments et aux erreurs des observations. 
Je crois cette méthode bien supérieure à tout ce qui a été fait 
jusqu’à ce jour. Elle exige, il est vrai , des mesures et des calculs 
délicats , mais ma table rend ces derniers courts et faciles ; le zèle 
des observateurs ne doit plus reculer devant le petit travail que 
demandent les premières. Je crois que le baromètre est devenu 
