DU ]‘ l AU 9 SEPTEMBRE 18 i l. 
457 
aujourd’hui un instrument dé haute précision , et qu’il n’est plus 
permis de rien négliger pour obtenir cette perfection, 
DESCRIPTION DU BAROMETRE A NIVEAU VARIABLE. 
M. Ernst construit un autre baromètre qui réunit à une 
grande légèreté ia précieuse propriété de pouvoir être rétabli par 
l’observateur, s’il vient à être cassé. Ce baromètre plaira surtout 
aux voyageurs. Je ne puis assurer que son exactitude soit égale à 
celle du baromètre à niveau constant ; mais tel que l’exécute 
Ernst, il peut suffire aux nivellements rapides dans les montagnes, 
et remplacer avantageusement le siphon, qui n’a pas l’avantage de 
pouvoir être rétabli s’il est brisé en voyage. 
Ce baromètre, figure 6, est composé d’une colonne aV h" et 
d’une cuvette à niveau variable b b' b" . 
La colonne consiste en un tube en verre de 7 à 8 millimètres de 
diamètre intérieur a b' , ajantune poche en p pour empêcher les 
bulles d’air de monter dans le haut du tube , et étiré au-dessous 
de b b" jusqu’à 1 ou 2 millimètres du fond b' de la cuvette. 
La cuvette est un cylindre en verre fermé en V" , figure 5 , 
qui enveloppe la partie amincie du bas du tube, et terminé en 
b b' par l’écrou qq' auquel il est mastiqué , et au moyen duquel 
il se visse sur la vis v v. Le tube en verre de la colonne est mas- 
tiqué en vv 1 au tube en métal v v' . Un petit trou capillaire laisse 
passer la pression atmosphérique dans cette cuvette. 
Un tube en laiton fermé à ses deux bouts et se dévissant en 
deux parties à la hauteur de b b 1 enveloppe le tube et la cuvette. 
Ce tube est coupé à jour par deux fenêtres longitudinales pour 
laisser voir les ménisques m et/;/ à toute pression. Deux anneaux 
curseurs à verniers, semblables à b b' b", b'" de la figure 3, coulent 
à frottement doux sur les deux fenêtres, et servent à mesurer , sur 
l’échelle tracée sur le tube en laiton , la différence de niveau com- 
prise entre les sommets des ménisques m et m' , figure 6. 
Le zéro de l’échelle se trouvant placé pntre les deux points m 
et m f , il faut donc additionner les deux indications des verniers. 
Deux tubes de rechange , vides de mercure , mais préparés 
comme a b\ figure 6 , sont ajoutés à l’étui de ce baromètre. 
Après tout ce que j’ai dit sur le baromètre à niveau constant , 
je n’entrerai pas dans les détails des opérations de rechange du 
tube et du nettoyage de ce second instrument ; je me bornerai 
à dire : 
1° Que pour remplacer le tube par un de ceux renfermés dans 
Soc. çéol. Torr». XJI, 5o 
