458 
REUNION EXTRAORDINAIRE A ANGERS, 
l'étui , il faut , après avoir dévissé l’enveloppe générale en laiton 
en bb', en sortir tout l’appareil en verre a b , figure 6, et dévis- 
ser la cuvette de vv', figure 5 ; ensuite chauffer légèrement le 
cylindre vv' poiy’ en retirer le tube qui y est mastiqué , et intro- 
duire à la même place le nouveau tube , en ayant soin de tenir les 
pièces chaudes , et d’ajouter un peu de mastic de laque , s’il eu 
manquait, pour bien assujettir le tube et empêcher le mercure de 
passer. Ensuite , on revissera l’écrou q q f qui porte la cuvette, et 
l’ayant revêtu de son enveloppe générale de cuivre , le baromètre 
pourra être renversé comme la figure 6 l’indique pour être ob- 
servé. 
Dans ce baromètre , les diamètres intérieurs du tube et du cy- 
lindre de la cuvette sont combinés de manière à ce que la dé- 
pression de capillarité du ménisque annulaire, dans la cuvette, 
compense , à peu de chose près, celle qui abaisse le sommet de 
la colonne mercurielle. Cette compensation, fondée sur deux élé- 
ments variables ( les hauteurs des deux ménisques ) , ne peut tou- 
jours être exacte ; mais en la déterminant par un bon nombre 
d’observations et par ma table des dépressions , l’erreur qui 
pourra en résulter sera insensible pour les observations ambu- 
lantes auxquelles ce baromètre est spécialement destiné. Cepen- 
dant , si l’on désirait une plus grande exactitude, il faudrait se 
décider à faire les observations et le calcul suivant : 
Pour déterminer la dépression totale actuelle du baromètre à 
niveau variable, n° 47, 
milltm. 
Le rayon intérieur du haut du tube étant ~ 3 6 
La hauteur actuelle du ménisque de la colonne étant == 1,1 
La demi-largeur d< l'anneau mercuriel dans la cuvette. ...... = 2,38 
La hauteur actuelle du ménisque dans la cuvette = i,i5 
Ma table de dépression donne : 
Dépression actuelle de la colonne = -f- 0,764 
Dépression actuelle du niveau dans la cuvette = — 0.93a 
D’où correction totale actuelle de ce baromètre = — o, ; 68 
Mais la hauteur brute était 758,286 
Donc hauteur corrigée. =7.58,118 
Mais le Fortin type donnait pour hauteur absolue 758,089 
Donc enfin le baromètre u° 4/ se tient actuellement trop haut de 0 o°9 
?dais ce travail sera presque toujours inutile. Il suffira de vé- 
rifier de loin en loin l’état du baromètre, et de constater que sa 
correction moyenne , une fois déterminée, ne varie qu’insensi- 
blement* 
