DU 1 er AU 9 SEPTEMBRE 18 H. 
459 
DU BAROMÈTRE A SIPHON. 
M. Ernst fait aussi des baromètres à siphon, fig. ? , avec leur 
poche à air p. Ce baromètre est commode en voyage par sa légè- 
reté, mais il est extrêmement fragile, et il est impossible d’en 
• remplacer le tube si l’on n’a pas sous la main un artiste habile 
qui soit bien au fait de cette construction , et c’est bien certaine- 
ment ce que l’on ne rencontrera jamais en voyage; ce qui m’a 
fait dire dernièrement : qu’il ne faut pas dépasser les bornes de la 
banlieue de la capitale avec cette espèce de baromètre. 
Cependant je crois utile de répéter ici à ceux qu’une vieille 
habitude, ou une prévention mal fondée, ferait adopter ce mau- 
vais instrument, ce que j’ai déjà dit souvent, et depuis bien 
long temps, que ce baromètre , surtout lorsqu’il a un tube dont le 
diamètre intérieur est au-dessous de 6 millimètres, donne des 
hauteurs tout-à-fait erronées, par la raison que les deux mé- 
nisques m et m\ figure 7, quoique de diamètres égaux, diffèrent 
toujours de beaucoup en hauteur et exercent des pressions très 
différentes sur les deux branches du siphon. Pour rendre cet ef- 
fet évident, je vais rapporter un cas très ordinaire que j’ai ob- 
servé, et qui se rapporte à un tube d’un diamètre plus grand qu’on 
ne les fait ordinairement. 
inillim. 
Le rayon intérieur du tube éiait 3,o = r 
El la hauteur du ménisque [ supérieur. ........... 0,4. h 
( inférieur 1,2 —h' 
Àvec r el k ) ma table don „ e j dépression supérieure = + 0,4/8 
Aecret/i j ( dépression inférieure. . . ♦ = — i,aio 
Donc l’erreur actuelle de ce siphon . te — 0.752 
Et cet effet a lieu, plus ou moins grand, dans tous les siphons: 
voilà pourquoi on les trouve toujours trop hauts. 
Dans cet exemple j'ai pris un siphon à large tube; mais, pour 
rendre ce tube moins lourd et moins fragile , les artistes ignorants 
lui donnent toujours un diamètre bien plus faible. 
Voici un exemple qui se rapporte à un de ces instruments : 
inillim. 
Rayon du tube intérieur. . , = 2,00 = r 
, T , . • ( supérieur = 0,20 = h 
Hauteur du ménisque < 1 ' 
( intérieur . = i,oO = n' 
Avec ! re ' h ) ma table donne ! ^P"" 55 ' 0 " supérieure. . = +o,5 9 3 
( r et h 1 j ( dépression inférieure. . = — 2,348 
Donc l’erreur actuelle de ce siphon était de. . = — 1,750 
