460 RÉUNION EXTRAORDINAIRE A ANGERS, 
C'est afin de prémunir les observateurs et les artistes construc- 
teurs contre de pareils résultats que je suis entré dans ces dé- 
tails. En général, il faut donner aux tubes des siphons de 8 à 9 mil- 
limètres de diamètre intérieur • faire bouillir très légèrement le 
haut du tube et tenir la petite branche fort sèche et très propre ; 
alors les ménisques ayant à peu près des flèches de hauteurs égales, 
déprimeront presque également les deux branches, et il sera facile 
de déterminer l’erreur moyenne , qui restera presque constante. 
Cependant , quel que soit le diamètre du tube , si l’on veut être 
exact , il faudra , pour chaque observation , mesurer la hauteur 
des deux ménisques, et calculer la correction totale actuelle au 
moyen de la table des dépressions Ce procédé est long et péni- 
ble. Dans le baromètre à niveau constant,, cette correction variant 
fort peu , et très lentement, avec des tubes de 8 à 9 millimètres de 
diamètre intérieur, on peut, sans erreur sensible , adopter une 
correction moy enne, et se contenter de la vérifier de loin en loin. 
Cette vérification sera répétée plus souvent pour les baromètres 
neufs. Les vieux instruments acquièrent un état d’équilibre tel, 
que la dépression y reste très long-temps sensiblement constante. 
Avec toutes ces précautions, les erreurs auxquelles on restera ex- 
posé seront toujours bien au-dessous de celles qui affectent iné- 
vitablement les observations. 
DELCRGS. 
