118 
SEANCE DU 20 DÉCEMBRE 184 1. 
est aujourd’hui obligé de recourir à ce qu’on appelle un jeu de 
thermomètres; on donne , par exemple, à chacun d’eux la valeur 
de 15 degrés de course. Ainsi, l’un commence 
de 0 à 15° 
l’autre reprend de . . . . 15 à 30 
un autre de 30 à 45 , etc. 
et pour obtenir le jeu d’instruments qui indiquent toutes les tem- 
pératures que le mercure peut supporter jusqu’à son ébullition , 
il ne faut pas moins de 20 à 25 thermomètres. 
La difficulté qu’il y a à les étabir, dans leur ensemble , avec les 
mêmes proportions, et à leur donner des portées et des marches 
qui les rendent réellement comparables, est telle que peu d’ar- 
tistes parviennent à exécuter convenablement ce jeu d’instru- 
ments qui serait d’ailleurs d’un prix fort élevé. 
On conçoit , d’un autre côté , que le maniement de ces instru- 
ments et leur transport présentent des inconvénients réels. 
C’est pour obvier à ces inconvénients que j’ai cherché à exécuter 
un thermomètre à mercure qui pût remplacer à lui seul le jeu 
d’instruments dont je viens de parler, en conservant autant de 
sensibilité que chacun d’eux , et sans que sa longueur dépassât 
celle d’un thermomètre ordinaire. 
Thermomètre métastatique à mercure. 
Cet instrument est construit de telle sorte qu’on peut changer 
a volonté Je niveau du mercure, et constituer ainsi, suivant le 
besoin, un nouveau thermomètre pour les températures voisines 
de chacune de celles qu’on veut déterminer avec précision. C’est à 
cause de la faculté qu’a le niveau du mercure d’être ainsi déplacé 
que j’ai désigné ce thermomètre dilférentiel sous le nom de ther- 
momètre métastatique (de peô-irjTyjp , changer , déplacer, ôter, 
faire passer ). 
Pour le construire , on emploie un tube très capillaire , dont les 
défauts de cylindricité ont été corrigés d’après les procédés que 
j’ai indiqués. 
À l’une de ses extrémités est adaptée, comme dans le thermo- 
mètre ordinaire à mercure, une cuvette ou réservoir de dimen- 
sion telle que la tige étant de 25 à 30 centimètres de longueur . 
le nombre de divisions dont se compose son échelle arbitraire 
corresponde à 15° environ de parcours. 
L’extrémité supérieure de la tige est terminée {voir planche I re , 
page 124, fig. 1 , 2 et 3) par une chambre en forme de cône ren- 
