306 
SÉANCE DU 18 AVRIL 18 \ 2. 
d’état de servir lorsqu’on est précisément arrivé sur le sommet 
d’une montagne, m’avaient fait rechercher depuis long -temps 
les moyens d’y suppléer. Après avoir essayé successivement 
divers instruments fondés, les uns sur les changements qu’é- 
prouve le point d’ébullition des liquides à diverses pressions , les 
autres sur le principe de Mariotte, je me suis arrêté à celui-ci, 
qui paraît donner les résultats les plus exacts , si j’en juge d’après 
un grand nombre de mesures prises comparativement avec le ba- 
romètre et dans lesquelles les différences de pressions observées 
et calculées n’ont jamais dépassé l mm ,6 pour des différences de 
niveau de plus de 1,000 mètres. 
Description et manière de le construire. 
La pièce principale est un tube thermométrique ( V oy. p. 344, 
pi. IV, n° 1) terminé par une boule à parois très minces, recouverte 
d’une feuille d’or sur presque toute sa surface, et dont le diamètre 
est aussi cylindrique que possible. La boule, ainsi qu’une partie du 
tube , se trouvent remplies d’air sec, et le reste est occupé par du 
mercure. Celui-ci glisse à frottement dans un bouchon ec, qui ferme 
un autre tube beaucoup plus large, où se trouve également du mer- 
cure, et dont l’extrémité inférieure est aussi fermée et recouverte 
intérieurement d’une lame D de caoutchouc, sur laquelle vient 
s’appuyer l’extrémité du premier tube lorsque l’instrument ne 
fonctionne pas. Enfin , une ouverture c , placée dans le bouchon 
supérieur, sert à établir ou à interrompre la communication avec 
l’atmosphère, suivant qu’elle se trouve en contact ou séparée de 
l’obturateur B. Le premier tube est fixé invariablement, de ma- 
nière à ce que le volume d air, à une température et sous une 
pression déterminée, vienne se terminer au zéro de l’échelle. Le 
second glisse le long de cette échelle et peut , en sortant plus ou 
moins par l’ouverture E , prendre une position telle que le niveau 
du mercure soit le même dans la grande et la petite branche. Un 
curseur F sert à s’assurer de la coïncidence de ces niveaux , et en 
même temps à lire le point qu’ils occupent sur l’échelle graduée. 
Dans l’état de repos, le tube extérieur se trouve pressé par un 
bouchon à vis placé en E contre le tube intérieur, et la rondelle 
de caoutchouc intercepte toute communication. A côté se trouve 
un thermomètre à mercure, dont la boule est placée au même 
niveau, et presque en contact avec le réservoir d’air; enfin, elle 
est également recouverte d’une feuille d’or pour rendre toutes les 
conditions aussi semblables que possible. 
