SÉANCE DU 18 AVRIL 1842 . 
309 
On avait à la station inférieure : 
P = 666 mm ,6 ; T = 26°, 4 , n = 1 42™“ ; Y = 1333. 
A la sation supérieure : 
T' = 24°, 8 ; n 231 mm . 
Substituant ces valeurs dans la formule, elle devient : 
p, = 6flfl - 6 < 1333 + l4a > ( 1 + °- 004 X 24 ’ 8 > 
’ (1333 + 231) ( 1 + 0,004 X 2b,») 
Effectuant les calculs indiqués , on trouve P' — 622,9. 
L’observation directe du baromètre, corrigée delà capillarité et 
de la dilatation du mercure, donnait P' 624,2. 
Les pressions indiquées par ces deux instruments différaient 
donc de l imn ,3 ; ce qui donne à peu près une différence de 16 mè- 
tres sur une hauteur de 668. Cette erreur, bien qu’assez consi- 
dérable en elle- même , ne s’écarte pas beaucoup de celles que 
l’on observe assez souvent dans deux baromètres placés au même 
niveau et dans la même localité. 
Mode d'observation. 
Cet instrument doit être placé dans une position à peu près ver- 
ticale, le réservoir en haut. On dévisse alors le bouchon E, et l’on 
retire peu à peu le grand tube, jusqu’à ce que le niveau du 
mercure se trouve être le même dans celui-ci et le petit. En le 
laissant pendant quelques minutes dans cette position, le niveau 
change ordinairement, par suite de l’équilibre qui s'établit entre 
la température de l’air du réservoir et l’air extérieur; il faut at- 
tendre que ce changement ait entièrement cessé ; on ramène alors 
les deux colonnes au même niveau en élevant ou abaissant un 
peu le grand tube , et après s’être assuré de cette coïncidence à 
l’aide du curseur F, on lit la température donnée par le thermo- 
mètre à mercure, et le point de l’échelle où s’est arrêté le niveau. 
Le tube est alors repoussé dans sa coulisse, le bouchon à vis re- 
placé avec soin, et l’appareil transporté à la station supérieure, 
en ayant soin de tenir autant que possible le réservoir en haut , 
afin que le mercure ne s’y introduise pas. Si cela arrivait, il n’y 
aurait autre chose à faire qu’à replacer le réservoir en haut, et à 
donner quelques secousses pour faire retomber le mercure et 
chasser les petites bulles d’air qui intercepteraient la colonne. 
L’exactitude de ces observations dépend surtout du temps que l’on 
