2 
Der Widerspruch zwischen den Ergebnissen des Herrn Graetz 
und zwischen den unsrigen erklärt sich in einfacher Weise. 
Die verschiedenen Plattensorten haben eine sehr verschiedene 
Empfindlichkeit gegen Ozon, die wohl in den Eigenschaften der 
Gelatine begründet ist. Herr Graetz hat wahrscheinlich zu 
seinen Versuchen ein sehr unempfindliches Präparat benutzt. 1 ) 
In der Sitzung vom 8. Februar sprach Herr Loh mann über: 
Demonstration einer einfachen Vorrichtung zur Unterhaltung 
der künstlichen Atmung. 
Dieselbe besteht kurz in folgendem : Aus einer Sauerstoff- 
bombe mit Reducierventil strömt der Sauerstoff mit massiger 
Geschwindigkeit zunächst in ein T-Rohr, dessen zweiter Schenkel 
mit der Trachea des Versuchstieres verbunden ist. Der dritte 
Schenkel führt zu einem in einem schmalen Standgefäss stehenden 
Glasrohr; das Standgefäss ist mit verd. Schwefelsäure halb gefüllt. 
Der Sauerstoff verdrängt die Schwefelsäure im Glasrohr und 
drängt sie im Standgefäss empor. Bei einer bestimmten Höhe 
des Spiegels der Flüssigkeit wird durch dieselbe zwischen zwei 
Platinblechscheiben ein elektrischer Strom geschlossen. Dieser 
öffnet mittelst eines Electromagneten ein Ventil, das in die 
Sauerstoffleitung zwischen T-Rohr und Glasrohr eingeschaltet ist 
Dadurch wird rhythmisch der Überdruck abgelassen und die 
Lunge zum coilabieren gebracht. Zahl und Tiefe der Atemzüge 
ferner die der Exspiration entsprechende Drucksenkung sind 
beliebig verriierbar. Ausführlichere Beschreibung erscheint in 
Pflügers Archiv. 
Bericht über Versuche, die näheren Aufschluss über die 
Automatie der Brückenfasern des Herzens geben sollen. 
An der Hand von Curven, Figuren und durch Demonstration 
eines Versuches sollte gezeigt werden, dass die regelmässige Art 
1) Näheres berichten wir in der Z. f. wissensch. Photogr., Bd. III. 
