128 
In der Sitzung vom 11. Juli 1906 sprach Herr 
W. Feussner: 
Ueber einen Interferenzmessapparat und eine damit von 
Herrn Dr. E. Schmitt ausgeführte Untersuchung. 
Der Vortragende führte den nach seinen Angaben von 
der Firma Carl Zeiss in Jena ausgeführten, zu möglichst viel- 
seitigen Beobachtungen und Messungen von Interferenz- 
erscheinungen besonders an dünnen Blättchen bestimmten 
Apparat vor, erläuterte seine Wirkungsweise und Gebrauch 
und berichtete sodann über eine Untersuchung, welche Herr 
Eugen Schmitt unter seiner Leitung mit demselben über die 
Interferenzstreifen bei keilförmigen Blättchen und ihre An- 
wendung zur Dickenbestimmung dünner Schichten an- 
gestellt hat. 
Der Apparat ist im Wesentlichen folgendermassen be- 
schaffen. Auf drei Füssen ruht eine kräftige Grundplatte 
aus Eisenguss, welche einen in ganze Grade geteilten 
messingenen Teilkreis, den Limbus, trägt, in dem sich ein 
zweiter, mit Nonien versehener Kreis, die Alhidade, drehen 
lässt. An den Nonien sind unmittelbar drei Minuten ab- 
zulesen. Die Mitte der Grundplatte und der beiden Messing- 
kreise ist durch eine kreisförmige Oeffnung durchbrochen, 
deren Durchmesser bei den letzteren etwa 75 Millimeter be- 
trägt, und um welche in gleichen Entfernungen vom Mittel- 
punkt drei feine Mikrometerschrauben so angeordnet sind, 
dass sie die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks bilden. Auf 
die nach oben gerichteten Spitzen dieser Schrauben kann 
eine gut eben geschliffene geschwärzte Messingplatte von 
70 Millimeter Durchmesser und 5 Millimeter Dicke aufgelegt 
werden, auf deren Rückseite eine kreisförmige Furche ein- 
gedreht ist, in welche die Schrauben eingreifen. Auf diese 
Messingplatte wird entweder unmittelbar oder mit einer ge- 
