134 
centrische Kreise, deren Mittelpunkt von dem der Platte aus 
bc 
um die Strecke senkrecht zur Keilkante nach der 
dickeren Plattenseite hin entfernt liegt. Für den Halbmesser 
des Kreises, der durch die Mitte des Blättchens geht, ergibt 
sich also in der Ebene des letzteren gemessen der Wert 
n 2 b 2 Q 
D ‘ 
Herr Schmitt hat ihn an den vier Glasplatten gemessen 
und gute Uebereinstimmung mit der Rechnung gefunden. 
Schliesslich untersuchte Herr Schmitt die günstigsten Be- 
dingungen für die Dickenbestimmungen keilförmiger Schichten. 
Für Glasplatten ergab sich, dass der Einfallswinkel am besten 
nach der Formel 
3n 2 — 1 
2 
bestimmt wird. Das ergibt einen Winkel von etwa 40 Grad. 
Die Entfernung des beobachtenden Auges oder Instruments 
vom Blättchen wird am besten gleich 7 5 der Entfernung der 
Keilkante von der betrachteten Stelle gewählt. Als wahr- 
scheinlicher Fehler ergibt sich dann ungefähr V 2 Prozent der 
Blättchendicke. Bei Luftschichten würde nach den Formeln 
der Einfallswinkel am besten möglichst gross genommen, 
doch empfiehlt sich aus praktischen Gründen ein Winkel von 
etwa 60 Grad. 
