232 
D Flüssigkeit — V X) g 
e± e 2 
4 1 
Eg S • r 
l *P Flüssigkeit 
oder 
Dl — Dpi — v (x — A) • ~~ • g-~S • r • f— — — ) 
4:1 * \<pl <ppiJ 
D L — D w ~v(c — l) - e ±^.gz=$>r-(~ 
4:1 \(fL <pw' 
1 _1 
X — l __ fL JPFl 
a — l~ J__ JL_ 
<PL <PW 
<pw—<pl m 
Wir sehen also, dass zur Bestimmung der Dichtigkeit 
nur die Beobachtung von 3 Ablenkungen nötig ist und 
ausserdem die Kenntnis der Dichtigkeiten des Wassers 
und der Luft analog der Methode der Wägungen, und 
da diese 3 Ablesungen schneller gemacht werden können als 
3 Wägungen, ferner bei einer weiteren Ausarbeitung dieser 
Methode Fernrohr und Skala fest mit dem Elektrodynamo- 
meter verbunden werden könnten, so scheint diese Methode 
zu einer schnellen Bestimmung sehr geeignet. Noch ein- 
facher wäre, einen permanenten Magneten bifilar aufzuhängen 
und einen anderen in den 3 Fällen auf ihn ablenkend wirken 
zu lassen. 
Infolge der Abhängigkeit des Drehungsmoments von der 
Dichtigkeit der Flüssigkeiten wurde die bifilare Aufhängung 
durch einen einzigen Draht ersetzt, und da weiter befürchtet 
wurde, dass bei Benutzung dieses Drahts als Stromzuführung 
infolge der Erwärmung eine Dehnung und damit eine 
Aenderung des Drehungsmoments stattfinden könnte, wurde 
