In der ordentlichen Sitzung vom 10. März sprach Herr 
W. Feussner 
Uber astatische Spiegelgalvanometer und Bestimmung 
verschiedener Konstanten derselben. 
Unter den vielen Formen von Spiegelgalvanometern 
nehmen die, welche sich an die zuerst von William Thomson 
(Lord Kelvin) ausgeführte Gestalt anschliessen eine hervor- 
ragende Stelle ein. Du Bois und Rubens und Paschen 1 2 ) 
haben sie zu Instrumenten von höchster Empfindlichkeit aus- 
gebildet und in der Form, wie sie von mehreren Firmen, 
namentlich Siemens u. Halske, geliefert werden, sind sie in 
den physikalischen Instituten sehr verbreitet und zu vielen 
genauen Arbeiten gebraucht worden. 
Auf solche Instrumente beziehen sich die folgenden Be- 
trachtungen, die ich meist schon vor längerer Zeit angestellt 
und jetzt durch eine in unserem Institut ausgeführte Doktor- 
arbeit veranlasst zusammengeschrieben habe. Ich habe dabei 
zunächst die bekannten Siemensschen astatischen Galvano- 
meter mit zwei Glockenmagneten im Auge, doch können die 
Entwicklungen teils unmittelbar, teils mit leicht anzubringenden 
entsprechenden Änderungen auf viele andere Formen ange- 
wandt werden. 
Bei diesen Instrumenten haben die Multiplikatorrollen 
kreisförmige Windungen und die Polabstände der Glocken- 
magnete sind klein gegen die Abmessungen der Rollen in 
Breite und Höhe. Es ist daher gestattet, die von den hin- 
durchgeleiteten Strömen auf die Magnete ausgeübten Kräfte 
als senkrecht auf der Ebene der Windungen stehend anzu- 
nehmen. Die Rollen werden auch wohl immer so angefertigt, 
1) H. E. J. Gr. du Bois und H. Rubens, Wied. Ann. 48, 236. 1893. 
2) F. Paschen, Wied. Ann. 48, 279. 1893. 
